204- ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



lío hemos podido hacer una prolija verificación sobre el uso del 

 caucho, como la que se necesitaría para aconsejar en pro o en contra; 

 pero recordamos que el ácido fluorhídrico ataca y ablanda a esta 

 substancia licuándola lo que no ocurre con el ácido suficientemente 

 diluido, 



« Se puede también travasar las cenizas a una cápsula de plomo 

 de 4 a 5 centímetros de diámetro y a bordes bien netos y se vuelca 

 en seguida el ácido sulfúrico. » 



Debe desecharse en absoluto el uso de la cápsula de plomo i^orque 

 el ácido fluorhídrico lo ataca (Moissau, Chiniíe mineralc, t. I, pág. 71), 

 ataque que es enérgico cuanto más concentrado es el ácido (Thorpe, 

 Química industrial, edición española, t. III, pág. 509). 



« Se calienta muy moderadamente el fondo del crisol de ijlatino 

 que reposa sobre una placa metálica. » 



Creemos, como lo aseveran Gautier y Clausmann (Comptes rendus, 

 t, CLIV, pág. 1757), que el calentamiento, si bien suave al principio, 

 debe ser elevado hasta 230°, pues aunque el ácido fluorhídrico en 

 condiciones normales hierve a 19°, cuando está mezclado con ácido 

 sulfúrico es retenido por éste, hasta temperaturas mucho mayor que 

 su punto de ebullición. 



El punto delicado e importante para hacer que hasta los rastros de 

 ácido fluorhídrico no sean perdidos y vayan a grabar el vidrio en las 

 partes descubiertas es de obtener una buena refrigeración de la placa 

 de vidro. El medio que nosotros utilizamos y que es excelente, con- 

 siste en cubrir la parte de placa de vidrio a enfriar por un verdadero 

 refrigerante a corriente de agua. Este refrigerante consiste en un 

 vaso enfa'ience, llamado pote a pomada, de 60 centímetros cúbicos, ce- 

 rrado con una lámina de caucho sólidamente ligada por un cordel. 

 Para hacer circular el agua en este refrigerante se ha perforado dos 

 agujeros en el fondo ; en uno penetra un tubo que va casi a alcanzar 

 la membrana de caucho : es por este tubo que llega una corriente con- 

 tinua de agua fría; el agua calentada sale por el tubo que penetra en 

 el segundo agujero sólo algunos milímetros. 



«Este refrigerante es aplicado sobre placa de vidrio y gracias a la 

 adherencia perfecta de la membrana de caucho, la placa de vidrio es 

 mantenida continuamente fría. » 



Además de las razones dadas sobre la conveniencia del enfriamien- 

 to a gran corriente de agua fría, está la de que no es posible, el ca- 

 lentamiento a 230° si no se asegura una refrigeración continua y efi- 

 caz, lo cual conseguiremos reemplazando el vaso de faience por reci- 



