NIVEL REVERSIBLE ZEISS 



207 



Si el instrumento estuviera perfectamente rectificado, el eje del ni- 

 vel XV sería paralelo al eje del anteojo AO, y ambos lo serían á la 

 tangente HE; y en ese caso la visual AO resultaría horizontal en las 

 cuatro posiciones, y la lectura de mira que se hiciera en cualquiera 

 de ellas sería correcta. 



Como en todo instrumento, aun en el mejor construido, se produce 

 desajuste entre sus diferentes partes, voy á estudiar la influencia que 



Fia 2 



sobre las lecturas de mira tiene la falta de ajuste del instrumento, y 

 deduciré después la manera de hacer la rectificación. 



Supondré que en la posición 1 (fig. 2) el eje del nivel está inclinado 

 hacia arriba por el lado del objetivo, y que la tangente HE está incli- 

 nada en la misma forma con respecto al eje del nivel. Indicaré con n 

 el ángulo de XV con AO, y con^ el ángulo de HE con NV; y si con- 

 vengo en considerar n negativo cuando uST se aleja de AO más que V, 



F< 9 3 



L 



y p como negativo cuando HE toca á la curva del nivel á la derecha 

 de su centro, las fórmulas que voy á establecer serán enteramente ge- 

 nerales. 



Si en figura 2 indico con D la distancia del nivel á la mira, con Lj 

 la lectura efectiva hecha sobre ésta, y con L la que se obtendría si el 

 instrumento estuviera rectificado, tendré L t — D tang = L (n -\- p), y 

 como en todos los casos n y p son bastante pequeños para poder reem- 

 plazar la tangente por el arco, 



L t = L — D sen 1 "{n -f- p). 



