NIVEL REVERSIBLE ZEISS 



209 



Restando (1) de (2) 



L, — L, = \) sen 1". 2n 



Restando (4) de (3) 



L, 



L 4 



D sen í".2n 



(7 



(8) 



Como se ve por (7) y (8), la diferencia entre las dos lecturas hechas 

 en posición 1 y 2 ó en 3 y 4, es completamente independiente del án- 

 gnlo p y sólo depende del ángulo n ó n'¡ en tanto que los promedios 

 de L L y L 2 y de L 3 y L¿ s<m completamente independientes del error 

 del nivel, y sólo dependen del ángulo p, error de los prismas, como se 

 ve por (5) y ((!); además, el promedio de estos dos promedios, es decir, 



v o 



Fío 5 



u 

 í* 



el promedio de las lecturas hechas en las cuatro posiciones del instru- 

 mento, 



T (L L 4- L, + L, + L,) = L — D sen 1\ (p — p) = L, 

 4 



está completamente libre de toda influencia de los errores instrumen- 

 tales. 



De lo que las fórmulas (5) á (8) ponen de manifiesto y del hecho de 

 que, en el instrumento, el prisma B está ligado al nivel, y se mueve 

 con éste cuando se actúa sobre los tornillos Y, surge el siguiente pro- 

 cedimiento para verificar si los ángulos p y n tienen valor apreciable, 

 y para anularlos. 



VERIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL EJE DEL NIVEL 



Ármese el nivel sobre su trípode, en posición 1, nivélesele aproxi- 

 madamente con el nivel esférico, diríjase la visual sobre una mira 

 bien vertical y firme, colocada á unos 50 metros de distancia, enfóquese 

 el anteojo sobre la mira, céntrese la burbuja mediante el prisma y el 

 tornillo de elevación, y hágase la lectura de mira L,. 



14 



AN. SOC. CIENT. AKG. — T. LXX1X 



