272 



ANAl.hS l)K LA MK IKKAD CIENTÍFICA AHOKNTINA 



biéii, el que se baila sujeto y aislado del cilindro I (cargado con alta 

 tensión) por otro de ebonita. En el tubo de A se encuentra un tapón 

 de ámbar, á través del cual pasa el electrodo D, que conduce al elec- 

 trómetro. De esta manera el electrodo está protegido eléctricamente 

 del gran cilindro 1 y de la ebonita. 



Ademas se encuentran dos robinetes de vidrio E: uno para efec- 

 tuar el vacío; el otro para permitir la entrada de la emanación. 



El electrómetro de Dolezalek es simplemente un electrómetro de cua- 

 drante. Entre los diversos modos de operar con él. lie empleado el (pie 

 se indica en la figura 2. 



Los sectores opuestos fueron cargados por una batería de pilas secas 



l l l h~'^ ir ,j 



I I - I°C lc¿t 



Fig. 'J 



de Krüger. La aguja colgada sobre un hilo de Wollaston estaba en 

 comunicación con el electrodo D del ionizador. 



Para evitar perturbaciones electrostáticas, el electrómetro se ha- 

 llaba encerrado en una caja de lata, puesta á tierra. Antes de 

 empezar las observaciones definitivas, calibré el electrómetro : la 

 sensibilidad fué de L500 divisiones de la escala bajo el potencial de 

 un voltio. 



La instalación entera se ve en la ligara 3. 



Ella comprendía ademas un balón L\ donde se colocaba el agua ra- 

 dioactiva, un segundo balón 0, condensador, una probeta P, llenada 

 con agua, destinada á deposito de la emanación, un tubo secador S y 

 el ionizador I. El electrodo de este último esfaba, como ya lo he dicho, 

 en comunicación con el electrómetro, encerrado en una caja de metal. 

 Para eliminar perturbaciones eléctricas, la parte exteriordel electrodo 

 1) y (d hilo, (pie lo comunicaba con el electrómetro, pasaban por el in- 

 terior de un tulto metálico, puesto en comunicación con la tierra. 



