CONTENIDO RADIOACTIVO DE LAS SALES 



27:í 



El ionizador estaba cargado por una hatería de 100 voltios (corriente 

 de saturación), uno de cuyos polos iba á tierra. 



Las desviaciones del electrómetro las observaba por medio de un 

 anteojo y escala. Desde el lugar de la observación un dispositivo es- 

 pecial, formado por un contrapeso, y nuliilo. pasando por una roldana. 

 me permitieron establecer comunicación eléctrica entre el ionizador 

 y el electrómetro. 



§ .'». Marcha de la operación 



Va he dicho anteriormente que el electrómetro había sido calibrado 

 con un líquido cuyo contenido radioactivo era conocido. Además antes 

 de empezar una observación sobre el agua por investigar, determinaba 

 la pérdida normal del electrómetro y del ionizador, es decir, la pérdida 



Fie. 3 



de carga eléctrica debida al aislamiento no perfecto. Hé aquí como pro- 

 cedía : 



Enfocaba la escala en el espejo del electrómetro por medio del 

 anteojo y, colocado el retículo en la división 500. cargaba el ionizador 

 por medio de la batería de 100 voltios y establecía su comunicación 

 con el electrómetro. Después observaba las desviaciones durante 20 

 minutos con un intervalo de dos minutos. De esta manera conocía la 

 pérdida normal del potencial, para tenerle en cuenta en los estudios 

 definitivos. 



Hecho lo anterior, se colocaba el agua por investigar en B (v. fig. 3) 

 y se procedía á la ebullición lenta de la misma. Los vapores se con- 

 densaban en C, y la emanación del radio pasaba a la probetaP, donde 

 desalojaba el agua puesta en ella. Luego se hacía el vacio en el ioniza- 

 dor I con la bomba de Gaede, estando las llaves L, y L, cerradas. Des- 

 pués se cerraba L a y se abrían L, y L,. Debido á la diferencia depre- 

 sión, el aire ionizado, recogido en la probeta 1\ pasando por el tubo 

 secador S. se alojaba en el ionizador I. Luego se cerraban L, y L,. 



T. I. XX IX 18 



AX. SOC. CIENT. AKO 



