589 



fliiB von Konzentrationsstrumungen wird dadurch ausgeglichen, da(5 

 die ill! GefaB von 350 cm^ Inlialt sich befindende Fliissigkeit mit 

 Hilfe eines rasch sich bewegenden Ringes oder von Platin-Mtlhlen 

 (welche durch eine elektrische Turbine getrieben werden) in ste- 

 tiofer Beweo-uns: erhalten wird. Der Verdunstung der Flussio:keit 

 wird durch eine Schutzschichte von 01 vorgebeugt. Ein die auBere 

 Seite des zylindrischen GefaBes umspulender Wasserstrom von be- 

 liebiger Temperatur ermoglicht die Ausfiihrung der Versuche in 

 einem Temperatur-Intervall zirka 20° — 80° und deren Wiederholung, 

 ohne dal5 etwas an der Aufstellung des Instrumentes geandert 

 werden mul5te. 



Die Genauigkeit, mit welcher man die Messungen ausfuhren 

 muI5, damit der Fehler im Resultat 0*0001 nicht iibersteigt, ergibt 

 sich aus folgender Betrachtung. Die seitwarts auf die Fliissigkeit 

 fallenden Lichtstrahlen werden in dem in der Fliissigkeit einge- 

 tauchten Prisma ABC (Fig. 4) an der Flache AB teilweise reflek- 

 tiert. Der Grenzwinkel der Totalreflexion sei y. Die Grenze der 

 T, R. wird gegen die Normale der Seite AC fixiert, was durch 

 Drehung des Prismas um die Instrumentachse geschieht, bis die 

 Grenze in das Fadenkreuz des genau senkrecht zur Fensterschgibe 

 des zylindrischen GefaCes festgeklemmten Fernrohrs fallt. 



Mit demselben Instrument wird auch der Prismenwinkel A ab- 

 o-elesen. Aus 



& 



folgt 



1 sin a , ^ .. 



^21 = -. — = ^-o- ^=+ y — ^ 



sm 7 sm p 



^21 = — — J |/l -(- sin^a -f- 2 cos A sin a , (1) 



je nachdem y ^ A. 



(^21 — Br.-Ind. beim Ubergang aus der Fliissigkeit in das Prisma. 

 Wgi — aus der Luft) 



oder die von Miers benutzte Scheringsche Formel:«2i = cos j9, 



cos A + sin a 



tgp = 



sin A 



2 sin (45» ± ^^) sin (45° + ^i^J 

 sin A 



