710 



Kreisteilun^ erlaubt noch. die Hundertstel mm abzulesen. Das Ende 

 der Schraube ist vermittels eines Kugelgelenkes mit eiuem zylind- 

 rischen p]bonitstab von 85 cm Lunge und 4 cm Durchmesser ver- 

 bunden. Das andere Ende dieses rftabes ist mit einer Kurbel und 

 «iner Kreisteilung versehen, so daO man ohne Gefahr. wenn aucb 

 cine Hocbspannung an den Entlader angescblossen ist. die Schraube 

 in Bewegung setzen und deren P'ortschreiten bis auf 001 mm 

 genau ablesen kann. Auf den Marmorsaulen sind zwei Metallzvlin- 

 <ler sorgfiiltig zentriert und stabil befestigt; diese sind mit Scbrauben 

 A'ersehen, auf die man verschiedene Kugel-Elektroden aufschrauben 

 kann. Die weiteren Verbindungen wurden entsprechend der ge- 

 braucbten Methode sremacbt. 



Bei den meisten bisherigen Bestimmunofen baben die Forscher 

 bei konstant gehaltener Entfernung der Elektroden die Potential- 

 differenz zwischen denselben allmablicb gesteigert. bis zum Eintritt 

 des Funkeniiberganges. Dieses Verfahren erschwert sebr info^e der 

 Tragheit der MeCapparate eine genaue Ablesung der Potentialdiffe- 

 renz. und wir seben aucb. daC ofters bei sehr sorgfiiltigen Bestim- 

 mungen die einzelnen Ablesungen recbt voneinander differieren. 

 Um diesen MiCstand zu eliminieren, haben wir folgendes Verfahren 

 ^ingeschlagen. Die Enden der Zuleitungen zu den Kugelelektroden 

 wurden mit einem Prazisions-Milliampermeter von Siemens und 

 Halske vermittels geeigneter Widerstande verbunden. Dabei war 

 die eine Elektrode stets geerdet. Xachdem das Milliampermeter 

 einen konstanten. bestimmten Ausschlag gab, wurden die Elektro- 

 den durch Verscbieben der geerdeten langsam genabert. bis eine 

 Entladung eintrat. Man konnte auf diese Weise. indem man noch 

 die von Warburg^) und anderen beobachtete Verzijgerung durch 

 Belichtung mit einer Bogenlampe aufbob, Resultate erbalten, welche 

 fiir dieselbe Ablesung des Milliampermeters hiJchstens um O'20/o 

 voneinander differierten. 



Das Wechselstroin-Milliampermeter wurde sorgfiiltigst kalibriert. 

 Es konnte bis 30 Milliampere angeben. aber es wurde nur die 

 iSkala zwischen den Teilungen 10 und 27 benutzt. wo die Ablesung 

 bis auf ein Hundertstel Teilung genau geschehen konnte. 



Als Vorschaltwiderstiinde wurden genau geeichte, von Siemens 

 u. Halske selbstinduktionsfrei und kapazitiitsfrei gewickelte Man- 



«) Warburg, Ann. d. Phys. 5. rt. 811, 1901. 



