712 



ganinwiderstiinde gebraucht. Messungen, welche bei einer anderen 

 Untersuchung niit dem H elmhol tz'schen Pendel ausgefuhrt wur- 

 den, ergaben. daB man praktisch sowohl die Selbstinduktion wie 

 auch die Kapazitiit derselben in der Tat vernachlassigen kann. Der 

 Wert der Widerstande, wie auch des MeBinstrumentes wurde sorg- 

 faltig mit Normalwiderstanden, welche von der Phys.-Technischen 

 Reichs-Anstalt kalibriert waren. verglichen. Der Totalwert der zur 

 Verfugfunor stehenden Widerstande hatte den Betrag von 1.298.800 

 Ohm. Alle diese Widerstande waren imstande. langere Zeit ohne 

 wahrnehmbare Erwiirmung den rftrom von 30 Milliampern zu ver- 

 tragen. 



Die Kugel-Elektrodeii, welche beuutzt wurdeii, waren sorgfaltigst 

 von der Societe genevoise ausgefuhrt. Die Durchmesser der aus 

 Kupfer angefertigten Kugelpaare waren gleich 2. 385. 10. 15. 20 und 

 30 cm. Kathetometrische Messungen ergaben. daB die UnregelmaDig- 

 keiten nicht 02 mm ubersteigen. Es sei uns hier gestattet, unseren 

 Dank der Societe genevoise fiir die so ausgezeichnete Ausfuhrung der 

 sehr schwierigen Aufgabe auszusprechen. 



Bei jeder Versuchsreihe wurde sowohl der Nullpuiikt der Ent- 

 fernunor der Kugeln. wie auch der Barometerstand und die Tem- 

 peratur bestimmt. 



Selbstverstiindlich ergibt die Messung die effektiven Spannun- 

 gen. Will man die Maximalspannuugen erhalten. so muB die Form 

 der Spannungskurve aufs genaueste bekannt sein. Zu diesem Zwecke 

 wurde ein nach dem Blondel'schen Priiizip von der Firma Sie- 

 mens u. Halske konstruierter Oszillograph beuutzt. Die kleine 



Eigenschwingungsperiode des Galvanometer -Systems ( seel 



erlaubte bei dem Wechselstrom von der Frequenz von 33 eine sehr 

 geiiaue Aufnahme der Spannungskurve. Die Messungen wurden in 

 dem Hochspannungskreise unter AnschluB an die entsprechenden 

 Elektroden und den durch das Milliampermeter bedingten Neben- 

 schluB ausgefuhrt. Trotz des Anschlusses eines Wechselstrompols 

 an die Erde miissen derartige Oszillogrammaufnahmen mit der 

 groCten Vorsicht vorgenommen werden. da ein falsches Maniiver in 

 der durch die Versuche bedingten Dunkelheit mit Lebensgefahr 

 verbunden ist. Aus den Oszillogrammen und Milliamper-Ablesungen 

 wurde in bekannter Weise der Wert der Maximalspannung bestimmt. 



