AMionsstrome der Muskeln 



739 



che ein Rohrohen (r) eingeftihrt ist. Dièses ist mit einem Gutta- 

 pereharohrchen verbunden, das mit einem Hahn resp, „Quetsch- 

 hahn" (einer Klemme. die das Rijhrchen dnrch Zusammendriicken 

 verschlieI5t) versehen ist. An der Seitenwand des GefaCchens be- 

 findet sich eine zweite. zum Einbringen eines Thermometers (T) 

 bestimmte Offnung (t). Neben dem Thermonieter bezw. dicht dariiber 

 ist eine Korkplatte {k) angebracht, an welcher der abpraparierte Mus- 

 kel (il/) mit seinem proximalen Ende angehangt wird. An dem distalen 



A 



Fisr. 1. 



Ende desselben Muskels wird ein um zwei Rollen geschlungener 

 Faden befestigt. Die untere Rolle (Oj) befindet sich im GefaC in 

 der Hohe des Anhangspunktes des Muskels, die obère (0.,) in dem- 

 selben Rahmen, duch bedeutend hither. Der Faden fiihrt von der 

 zweiten Rolle zu einem gewohnlichen Myographen. 



Bei dieser Anordnung konnte der Myograph sogar die sehwiich- 

 sten Muskelkontraktionen wHhrend der Erregung nachweisen. Die 

 ableitenden Elektroden {E^E,^ untersehieden sich von den gewr.hn- 

 lichen unpolarisierbaren Birkenpilzelektroden nur dadurch. daC der 

 Birkenpilz mit 1 mm dicken, 1 cm breiten und zirka 1 cm langen 



47* 



