482 N. Gybulski: 



nen, zumal der Verfasser mit keinem Worte erwahnt, auf welche 

 Weise er den Widerstand der Elektroden und Muskeln bestimmte. 

 Die Kurve auf Tabelle V nach der SchlieBung des konstanten 

 Stromes, die zeigen soll. wie rasch der Faden sich einstellt. beweist, 

 daB das Galvanometer in kohem Grade unaperiodisch war; dièse 

 Unaperiodizitat ersehen wir schon aus der SchlieBungskurve. Leider 

 gibt der Verfasser die StromOfFnungskurve nicbt an ; an dieser 

 Kurve namlich ware die Unaperiodizitat noch deutlicher zum Aus- 

 druck gekommen. 



Ich glaube, daB man, uni eine Verstandigung zu erreichen und 

 die Kurven vergleicben zu konnen. irgend eine Norm unbedingt 

 annehmen muB; als solche kann die Empfindlichkeit des Galvano- 

 meters dienen, d. i. die Bestimmung. welcber Stromintensitàt 1 mm 

 Ablenkung auf dem Photogramme entspricht. was iïbrigens scbon 

 in seinen ersten Arbeiten Einthoven angibt. Eben deshalb ge- 

 lang es mir, in meinen Versucben die Empfindlichkeit des Galva- 

 nometers genau zu bestimmen und immer zu kontrollieren. Denn, 

 indem ich Faden bei gleicher Empfiudliehkeit verglicb, fand ich 

 immer, daB bei denselben Stromen die Kurven einander sehr ahn- 

 lich waren. Dies galt jedoch nur dann. wenn der Fadenwiderstand 

 nicht sehr verschieden war. Ist der Widerstand des Gewebes, von 

 dem abgeleitet wird, und derjenige der Elektroden annahernd 

 konstant, so kann selbstverstândlich die Méthode Samojloffs, 

 deren sich iibrigens viele Forscher bedienen, zur Verwendung 

 kommeu; doch haben wir bei Faden von verschiedenen Wider- 

 standen , wenn dièse nicht angegeben werden, tatsachlich keine 

 Ahnung von der Galvanometerempfiudlichkeit. Jedenfalls ist fur 

 Untersuchungen iiber elektriscbe Erscbeinungen in Muskeln das 

 Galvanometer mit solcher Spannung zu beniitzen. bei der nach dem 

 SchlieCen und Oflfhen eines Stromes die Ablenkung: nach beiden 

 Seiten aperiodisch ist. 



Ich habe meine Versuche mit Hilfe des groBen Saitengalvano- 

 meters von Edelmann durcbgefiihrt. Das ist einer der ersten 

 Apparate, in dem die Fadenlange 13 - 5 cm betragt. Fur die Elek- 

 tromagnete verwendete ich den Strom von 6 groBen Akkumulato- 

 ren, dessen Spannung 35 Amper betrug. Der Strom in den Elek- 

 tromagneten wurde stets nur fiir kurze Zeit geschlossen. Uni die 

 Erwarmung auch wahrend dieser Zeit zu vernieiden, wurden die 

 Elektromagnete mit Wasser gekîihlt. Zu Experimenten dieser Ka- 



