Elektrische Strôme in Muskeln 483 



tegorie beniitzte ich vorwiegend kein Okular. infolgedessen be- 

 trug die VergrôBerung des Bildes der Ablenkung auf den photo- 

 graphischen Platten nur 170. Bei Anwendung des Okulars 2 von 

 Zeiss konnte eine Vergrôfôerung von 600, ja bei Okular 3 sogar 

 900 erreicht werden. Die photograpbische Platte wurde in eine 

 Kassette eingelegt, die sich in einem nach dem Modell Cremer's 

 errichteten Fallapparat befand. Die Enipfindlichkeit der photogra- 

 phischen Platten und die Kraft der mir zur Verfiigung stebenden 

 Lampe gestatteten mir keine bedeutenden VergroBerungen zu ver- 

 wenden, da bei der Fallgeschwindigkeit der Platte, die ich bei 

 Untersucbungen iiber die Àktionsstrùme anwenden mulJte, so schwach 

 bélichtete Bilder erhalten wurden, daC es unmôglich war, die Kur- 

 ven genau zu untersuchen. Ubrigens hatten die bei dieser Ver- 

 groBerung aufgetragenen, wenn auch bei gegebener Fadenspannung 

 etwas kleineren Kurven doch den bedeutenden Vorzug der Klar- 

 heit der Bilder, so daB sich auch die kleinsten Ablenkungen von 

 der Geraden feststellen lieBen. Der auf Glas entstehende, auBerst 

 feine, helle Schattenstreifen des Fadens gestattete eine verhaltnis- 

 maBig viel genauere Abmessung der Kurven als die breiten Strei- 

 fen an den Elektromyogrammen anderer Forscher, wie z. B. an 

 denen von Judin. Die Empfindlichkeit des Galvanometers be- 

 stimmte ich durch Einfiihrung eines Stromes von beliebiger Starke 

 vom Widerstandskasten, welcher das Weston'sche Elément durch 

 den Widerstand von 10000 Ohm schloB. 



Da bei groGem Widerstande der von mir beniïtzten Faden fast 

 mit derselben Genauigkeit die Ableitung vom gewohnîichen Rheo- 

 chord, den ein Strom von bekannter Spannung durchfliefit, wie bei 

 der Kompensation. verwendet werden kann, verfuhr ich zwecks 

 Kontrollierung der Empfindlichkeit vor jedem Expérimente in 

 folgender Weise: 



Der Widerstand des Rheochords wurde genau bestimmt und 

 eine solche, mittels des Federgalvanometers von Siemens ge- 

 messene Stromspannung gewiihlt, da(5 die Potentialdifferenz auf 

 1 cm 2 (des Rheochords) 1 m. V. betrug. Zur Ermittlung der Emp- 

 findlichkeit schaltete ich keinen anderen Nebenwiderstand ein als 

 nur die zum Galvanometer fùhrenden Driihte. Die Empfindlichkeit 

 berechnete ich aus der Anzahl der vom Rheochord in das Galva- 

 nometer eingefligten Zentimeter und aus dem Fadenwiderst;mcle. 



Vor der Spalte des Fallrheotoms wurden 1) das Petzold'sche 



31* 



