Elektrische Strôme in Muskeln 485 



des Galvanometers betrâgt demnach 16. 10~ 9 . Tafel XVIII, Fig. 2. 

 Die définitive Fadeneinstellung erfolgt nach 036". 



Fadenspanuung 3. 



1 m. V. gibt eine Ablenkung von 10 mm. Empfindlichkeit des 

 Galvanometers — 8.10 -9 . Tafel XVIII, Fig. 3. Fadeneinstellung 

 nach 0088". 



B) Ein Quarzfaden, dessen Widerstand=8900 Ohm betrâgt. 



Fadenspannung 1. 



1 m. V. — 2 mm. Empfindlichkeit 56. 10 -9 . Eine konstante 

 Ablenkung: unter der Einwirkung- des Stromes vom Rbeochord 

 — 30 mm. Taf. XVIII, Fig. 4. Définitive Fadeneinstellung nach 

 0015". 



Fadenspannung 2. 



1 m. V. — 5 mm. Empfindlichkeit des Galvanometers 22. 10 -9 . 

 Tafel XVIII, Fig. 5. Définitive Einstellung nach 0-045". 



Aus nebenstehenden StromschlieOungskurven sehen wir, da(5 

 ihr Charakter geandert wird: einerseits in der Abhângigkeit vom 

 Faden, anderseits von der Spannung desselben, d. i. von der Emp- 

 findlichkeit des Galvanometers. Je griïfier die Fadenspannung, d. i. 

 je kleiner die Empfindlichkeit wird, um so mehr nahert sich die 

 Kurve der Lotrechten nach dem SchlieBen eines konstanten Stromes. 



IL Der Charakter der Fadenablenkung von der- 

 selben Spannung bei verschiedener Stromstàrke. 

 Versuch 2. 



Ein Quarzfaden, der Widerstand 8900. Empfindlichkeit des Gal- 

 vanometers 56 . 10~ 9 : 



Ablenkung bei 25 m. V. Fig. 6, Tafel XVIII. 

 7-n 7 



1^0 4 



n n XtJ v n n n ^i n n 



Empfindlichkeit des Galvanometers 48.10 -9 : 



Ablenkung bei 1—1 m. V. Fig. 8, Tafel XVIII. 

 9 S 



R A 



n n ° " 75 n 



Die angegebenen Kurven zeigen folgendes: je groSer die Strom- 

 stàrke, um so gruCer ist ungeachtet der Fadenspannung nicht nur 

 die Ablenkung, sondern es wird auch die Kurve um so mehr der 

 Vertikallinie genahert. 



Wenn wir die Einstellungsdauer des Fadens bei bestimmter 



