720 J. Dunin-Borkowski: 



Jede von den vier Elektroden, wo der Polarisationsstrom abge- 

 leitet wurde, war mit einem Scbliissel verseben. Waren die Schliis- 

 sel bei c und b offen, dann liefô sicb die G-esamtpolarisation des gan- 

 zen Nerven messen. Zur Messung der kathodisehen und der ano- 

 diseben Polarisation muCten die Scbliissel b und e, beziehungs- 

 weise c und /' geoffnet werden. 



Bei den Versucben kamen zwei Galvanometer zur Anwendung: 

 der eine zur Messung des polarisierenden Stromes, der andere als 

 Nullinstrument bei der Kompensation. Die Kompensierung war 

 durcb vorausgegangene Ausprobierung derart vorbereitet. da(5 im 

 Moment der SchlieBung des Polarisationsstromes das Gralvanometer 

 keinen Ausschlag gab. Naturlich verscbiebt sicb scbon kurz darauf 

 die Skala in der Richtung des Kompensationsstromes. 



Die zweite Méthode der Messung der Polarisation bestand 

 darin, dafô in jedem Versuch der Widerstand des Nerven und die 

 Intensitat des Polarisationsstromes bestimmt wurde. Die Messung 

 des Widerstandes des Nerven mit dem Telephon nach K o b 1 - 

 rausch bietet keine Scbwierigkeit, wenn der Widerstand 

 30.000 — 40.000 Ohm nieht iiberschreitet. Leitet man aber einen 

 noch so sferingen Strom durch den Nerven. so wird die Wider- 

 standsbestimmung nach dieser Méthode unmoglich. Sowohl die Ka- 

 pazitatskompensierung des einen Zweiges durch Einschaltung eines 

 Ktjndensators in den anderen (Kohi rausch, Nernst), wie 

 die Methoden zur Bestimmung des inneren Widerstandes der Ele- 

 mente (Nernst- Haagn, Dolezalek) gaben kein deutliches Mi- 

 nimum. Nach langem Suchen und Probieren liefi sicb zur Messung 

 der Nervenwiderstande eine Méthode anpassen, welche Gordon 1 ) 

 zur Bestimmung der Polarisationskapazitàt angegeben bat. Mit die- 

 sem Verfahren gelang es schon Haagn 2 ), den inneren Widerstand 

 von Elementen mit kleiuer Polarisationskapazitàt mit gutem Erfolg 

 zu bestimmen. Das Prinzip dieser Méthode besteht darin, da!5 der 

 EinfluB einer hintereinander eingeschalteten Kapazitat (Konden- 

 sator C\. Fig. 2) auf den Widerstand um so grôGer ist, je kleiner 

 die Kapazitat ist. Ist die Kapazitat sehr groD im Verhaltnis zum 

 Widerstand, so fallt ihr EinfluD auf das Telephon weg. 



i) Ann. der Physik, Bd. 61, S. 1. 



2 ) Zeitschr. fiir physik. Chem.. Bd. 23, -S. 98. 



