Ùber die Polarisation der Nerven 721 



Das Schaltungsschema finden wir in Fig. 2. 



I ist ein Saiteninduktorium nach N ern st. \\\ der bekannte, W x 

 der zu bestimraende Widerstand, AB das nach S t r u 1 1 - B a r u s kalib- 

 rierte Rheochord, C x und 6' 2 sind Kondensatoren. Der Konden- 

 sator C 2 ist nur zu dem Behuf eingeschaltet, um den konstanten 

 polarisierenden Strom von der Britcke fern. zu halten. Haagn 

 hatte eine relativ einfache Aufgabe zu losen, da es sich um Wi- 

 derstande von kaum 10 Ohm haudelte, die sicli mit Hilfe von 

 Kondensatoren von 20 M. F. Kapazitât messen lieCen. Der Wider- 

 stand der Nerven beliiuft sich bekanntlich auf mehrere 10.000 Ohm, 



Fier. 2. 



und ein gutes Minimum liefj sich erst bei Anwendung von Kon- 

 densatoren erzielen, deren Kapazitât iiber 200 Mikrofarad betrug. 

 Kondensaturen von so hoher Kapazitât lassen sich nur aus Alumi- 

 nium herstellen. Sie werden leicht und schnell folgendermaBen 

 konstruiert. In 40%-iger Schwefelsiiure werden zwei Aluminium- 

 platten eingetaucht, durch welche 10 Minuten lang ein Strom von 

 12 Volt Spannung geschickt wird. Indem die Platten in Wasser 

 abgespiilt und in frische Schwefelsaure gebracht werden. ist der 

 Kondensator gebrauchsfertig hergestellt. Seine Kapazitât lâftt sich 

 beliebis: durch mehr oder wenioer tiefes Eintauchen der Platten in 

 die Fliissigkeit variieren. Leider behalten dièse Kondensatoren ihre 

 hohe Kapazitât nur kurze Zeit. So zeigte z. B. ein Kondensator 

 von einem Tag zum anderen eine Herabsetzung der Kapazitât von 

 240 auf 100 M. F. Ùber ein derartiges Verhalten der Aluminium- 

 kondensatoren habe ich in der Literatur keine Angaben gefunden. 

 Haagn z. B. hat die Kapazitât seiner Kondensatoren nieht be- 



Bulletin III. B Juillet. ^ 



