722 



J. Dunin-Borkowski: 



stimmt und spricht gar nicht von einer Abnahme der Kapazitat 

 Vielleicht lâBt sich bei der Messung von kleinen Widerstànden ein 

 brauchbares Minimum auch dann erzielen, wenn die Kapazitat der 

 Kondensatoren bereits auf die Halfte des urspriïnglichen Betrages 

 gesunken ist. Da wir bei der Messung der Nerve:;widerstânde zur 

 Erzielung eines guten Minimums Kondensatoren benotigen jait einer 

 mindestens 200 M. F. betragenden Kapazitat, so ist die Erhaltung 

 derselben auf diesem Niveau eine lângere Zeit unbedingt notwendig. 



fi. 



Fis. 3. 



Da ich bemerkt batte, daft sich die Platten relativ schnell in der 

 Schwefelsâure autlosen, suchte ich dieselbe durch neutrale Sul- 

 fatlosungen zu ersetzen. Am besten bewahrte sich dazu konzentrierte 

 Alaunlusung. Natiirlich mu6 man bei der Widerstandsmessung dar- 

 auf achten. dafi der Strom vom polarisierten Widerstand zum Kon- 

 densator in entsprechender Richtung flieBe, d. h. wir mtlssen 

 die Anodenplatte mit dem positiven Pol verbinden. 



Die ganze Anordnung der Widerstandsmessung im polarisier- 

 ten Nerven wird in Fig. 3 wiedergegeben. Der Nerv liegt auf den 

 Elektroden a und b. von welchen die Drahte aa x und bb 1 zur 

 Wheatstone'schen Brilcke fiihren. S ist ein elektromagnetischer 

 Doppelschliissel, A die Akkumulatcrenbatterie. VVV ein 6700 Ohm 

 betragender Widerstand, G x ein Galvanometer, von ebenfalls 6700 



