314 -M. Moreno y Anda. 



suspensión tiene una cremallera que sirve para acortarlo ó alar- 

 garlo y remata en la pai'te superior en el casquillo graduado 

 para medir la torsión. 



La lectura de las escalas de los imanes, se hace por me- 

 dio de un microscopio fijo en el extremo del lado menor de una 

 barilla doblada en ángulo recto, la que en el lado mayor tiene 

 una abertura circular en que entra un pivote horizontal fijo 

 en uno de los montantes del instrumento: en el extremo de di- 

 cho lado mayor hay un contrapeso para equilibrar el sistema. 

 El microscopio gira en un plano vertical paralelo á las divi- 

 siones verticales de las escalas de las barras. En la figura 

 núm. 4 el microscopio se ve en una posición inclinada, pero 

 bien se comprende que para hacer las lecturas debe encontrar- 

 se horizontal, siguiendo el eje magnético de los imanes. 



Las agujas imanadas son tres: una para la declinación, otra 

 para las oscilaciones y la tercera, pequeña, es la auxiliar en 

 las observaciones de desviación. 



El instrumento fué estudiado en el Observatorio de Kew 

 en el mes de Agosto de 1909 y trae los certificados de sus cons- 

 tantes V las tablas de corrección. 



Explicwión de las figuras: 



Fig. núm. 1. — Disposición del instrumento para recibir el 

 tfrdescopio. 



Fig. núm. 2. — Teodolito arreglado para las observaciones - 

 astronómicas. 



Fig. núm. 3. — Retira'lo el telescopio, ocupa su lugar la ca- 

 ja de madera con sus accesorios para la 

 observación de declinación y oscilaciones. 

 (Por una distracción no se colocó el mi- 

 croscopio, el que se ve en la parte infe- 

 rior de la figura). 



