10 



Die Untersuchung im Hause. 



würden aber auch die beim Trocknen entstehenden Spalten bei FeststeUung des 

 Trockenvohims gar nicht zu bestimmen sein. 



Die Volumbestimmung durch Eintauchen in Quecksilber ist deshalb nicht 

 unbedenkhch, weil auf der Oberfläche der Holzstücke leicht Luftblasen haften 



bleiben, deren Gegenwart unter Queck- 

 silber nicht controlirt werden kann. Xach 

 sorgfältigster Prüfung habe ich mich zur 

 Anwendung von mit Wasser erfüllten 

 Xylometern entschieden und kann ich die 

 genügende Genauigkeit der Resultate garan- 

 tiren. Für die grösseren Holzstücke wen- 

 dete ich einen sehr sorgföltig in Messing 

 gearbeiteten Xylometer an, wie ihn die 

 nebenstehende Figur 2 darstellt. Die liinter 

 der Glasröhre angebrachte Scala gestattet 

 unter Anwendung der Lupe und des genau 

 gearbeiteten Schiebers nach einiger Uebung 

 ein Ablesen von 1 ccm, und da die ge- 

 messenen Stücke 200—700 ccm Volumen 

 enthielten, so war bei der Ablesung eine 

 Genauigkeit an 0.2—0.5 " o des Volumens 

 erreichbar. 



Kleinere Holzstücke wurden in genau 

 graduirten ]\Iesscylindern geringen Dm-ch- 

 messers von Glas gemessen und ^viu'den 

 die Holzstücke zuvor in solche Stücke ge- 

 spalten, dass recht enge Cylinder benutzt 

 werden konnten, in welche die Holzstücke 

 über einander eingetaucht werden konnten. 

 Die Ablesung in den benutzten Gefässen 

 konnte mit einer Genauigkeit erfolgen, 

 dass der Ablesungsfehler wohl nur selten 

 bis zu 1 " des zu messenden Volumens 

 betrug, in der Regel aber die Ablesung 

 viel genauer war. 



Eine Fehlerquelle, deren Grenzen von Anfang an genau festzustellen 

 waren, lag in dem Umstände, dass das Wasser des Xylometers während des 

 Eintauchens und vor erfolgter Ablesung in den Holzkörper einzudringen ver- 

 mag und somit das al)gclesene Volumen zu gering ausfallen muss. Die Menge 

 dieses Wassers genau zu bestimmen, ist unmöglich, denn wollten wir auch die 



Fig. 2. 



Xylometer mit Jlessingcylinder von Ge- 

 brüder Zimmer in Stuttgart. Preis 

 90 Mark. 

 a Glasröhre zum Ablesen des Wasser- 

 standes, b Schieber zur genauen Mar- 

 kirimg der Wasserhöhe auf der da- 

 hinter betindlicheu Scala c, deren Theil- 

 striche O.Ul Liter angeben, aber noch 

 in 10 Theile eiugetheilt werden können. 

 d Abflusshahn. c Stellschraube zur 

 Horizontalstellung. Die obere Oeifiiung 

 wird durch einen mit Libelle versehenen 

 flachen Deckel verschlossen. Zum L'nter- 

 tauchen der Holzstücke ist eine lange 

 Messingnadel beigegeben. 



