- 700 - 



Merced á estos aparatos ópticos y mecánicos, el banco de 

 alumbrado se presta á todas las combinaciones y permite la 

 selección de una radiación dada y su centrado y enfocado 

 exactos sobre el microscopio. Para facilitar el manejo de la 

 luz y banco de alumbrado se montan sobre una mesa este 

 banco y los aparatos eléctricos antes descritos, y en mesa 

 aparte el microscopio y la cámara. Esto permite que el ope- 

 rador, sentado entre ambas mesas, tenga al alcance de su 

 mano al interruptor de la chispa, al reostato para graduar 

 ésta, á los tornillos del exitador, colimador y prismas y al 

 extremo del banco de óptica, pudiendo manejarlos todos có- 

 modamente y centrar y graduar la luz sin cambiar de posi- 

 ción. Este sistema de mesas separadas tienen también otras 

 dos ventajas, á saber: que las vibraciones de la chispa no se 

 transmiten al microscopio, y que se establecen dos niveles 

 distintos entre ambos grupos de aparatos, quedando la base 

 del microscopio á la misma altura que el haz de la luz que 

 emerge del colector K~,. En las dos figuras de la lámina I, y 

 especialmente en la figura 1, se ve esta disposición. 



MICROSCOPIO Y AUXILIARES 



El microscopio y el aparato fotográfico están representa- 

 dos en las figuras 2 y 3 del texto. El primero se fija á la mesa 

 por medio del tornillo S^. La cámara va montada sobre una 

 columna B que arranca de una base de hierro fuerte y pesa- 

 da, provista de tres tornillos de nivelar, que se apoyan sobre 

 piezas metálicas fijas á la mesa. 



La luz que emerge del colector K^ (figura 4) cae sobre un 

 prisma de cristal de roca P (figuras 2 y 3) colocado en el 

 eje óptico del microscopio y que puede girar alrededor de 

 dicho eje. Este prisma es de reflexión total y desvía los ra- 

 yos en ángulo recto, dirigiéndolos verticalmente á lo largo 

 de dicho eje óptico. Para conseguir que entre en el prisma P 

 la radiación que se desea y solamente ésta, se necesita ver 



