— 707 — 



Se coloca sobre la platina al objeto, montado en porta- 

 objeto y cubre-objeto, transparentes á la luz ultra-violeta y 

 envuelto en un medio que también lo sea. Se comienza por 

 alumbrar con una luz cualquiera; pero hay ventajas en usar 

 luz monocromática. Para esto emplea el autor una lámpara 

 eléctrica de incandescencia, montada sobre un soporte de 

 corredera, que permite intercalarla y separarla rápidamente. 

 Un vidrio verde, de los que recientemante construye la Vi- 

 driería científica de Jena, transforma en monocromática á la 

 luz de la lámpara. Esta luz permite emplear á los monocro- 

 máticos de cuarzo para las operaciones preliminares de bus- 

 car y centrar, pues ya hemos dicho que estos objetivos dan 

 imágenes bastante buenas con cualquier radiación monocro- 

 mática, aun cuando ésta no sea la de y == 0,275 ;^ para que 

 están corregidos; y si se emplease luz blanca, esto no sería 

 posible y se perdería la comodidad de poder emplear cual- 

 quier objetivo para estas operaciones preliminares. 



Se ponen en el microscopio un objetivo y un ocular débi- 

 les; se procede al examen somero del objeto; se elige la zona 

 de éste que interesa estudiar y se centra el detalle que luego 

 en la fotografía debe ocupar el centro del campo. Se pueden 

 completar estas observaciones empleando objetivos potentes 

 acromáticos ó apocromáticos, pues todos ellos, salvo los de 

 inmersión en aceite de cedro, dan buenas imágenes con ob- 

 jetos montados en portas y cubre de cuarzo ó de vidrio U V. 

 El condensador de cuarzo para luz ultra-violeta sirve también 

 para luz visible, y es inútil cambiarlo por uno de vidrio. 



Terminadas estas observaciones preliminares, se ponen en 

 el microscopio el objetivo y el ocular de cuarzo (si ya no lo 

 estuviesen) que se desea emplear; se separa la luz visible 

 empleada hasta ahora; se abre el circuito eléctrico y entrará 

 en el microscopio la radiación ultra-violeta, previamente se- 

 leccionada como ya se ha descrito. Lo primero que hay que 

 hacer es enfocar esta radiación sobre el vidrio de urano que 

 hay debajo del condensador. Para esto se coloca á este vidrio 



