— 709 - 



bajar el frente inferior de dicha cámara hasta que ios dos ci- 

 lindros huecos enchufen, y apretar bien los tornillos So y J. 

 Hecho esto, se da la exposición que se desee por medio del 

 obturador Z. 



No nos hemos extendido más en la exposición de este 

 modas operandi, porque sólo deseábamos al hacerla que el 

 lector tuviese una idea general del procedimiento. Hemos 

 prescindido, pues, de porción de detalles, cuya exposición 

 hubiera sido inútil para el fin propuesto, y que, además, no 

 hubiera resultado clara, á menos de no tener delante el apa- 

 rato mismo," para poderla acompañar de demostraciones 

 prácticas. 



DIVISIÓN DE LA TÉCNICA EN DOS PARTES 

 DIFICULTADES DE CADA UNA 



Por la descripción de la técnica de la luz ultra-violeta que 

 acabamos de hacer, vemos que puede considerarse dividida 

 en dos partes: una, la de montar y centrar los aparatos, cosa 

 que se hace de una vez para todas; otra, el manejo de los 

 mismos, en la forma que sucintamente acabamos de descri- 

 bir. La primera no debemos negar que es difícil, y aun cuan- 

 do el constructor Zeiss envía los aparatos bien dispuestos y 

 los acompaña, de instrucciones minuciosas para su montado, 

 se necesitan, sin embargo, para hacer éste bien, un conoci- 

 miento exacto del método, y después una serie de ensayos 

 prácticos que nos muestren los defectos de centrado y ajus- 

 te que pueda haber, para poder corregirlos. El resultado que 

 nos debemos proponer al montar y centrar una instalación 

 de éstas debe ser el de obtener con ella el máximum de efec- 

 to que es capaz de dar, y de obtenerlo con el menor trabajo 

 posible cuando se opere con ella, y con seguridad casi ab- 

 soluta de buen éxito en todos los casos. La segunda parte, 

 ó sea el manejo diario de la instalación, es, en cambio, muy 

 fácil, si está bien montada, y los resultados son de unifor- 



Rev. AcAD. DK Ciencias. — XI. — Marzo, 1913. 47 



