- G34 — 



Esta propiedad facilita notablemente el manejo de los ra- 

 yos ultra-violetas, porque evita el cambio de objetivos, como 

 sucedía cuando había que emplear los ordinarios para el exa- 

 men con luz visible y los monocromáticos para los trabajos 

 con la ultra-violeta. Pueden emplearse, y se emplean estos 

 últimos para todo, y las largas operaciones de examen ge- 

 neral de la preparación, centrado del objeto, etc., se efec- 

 túan tan bien como con los objetivos ordinarios siempre que 

 la luz empleada sea monocromática, reservándose la ultra- 

 violeta nada más que para fotografiar al objeto. El paso de 

 una luz á otra se hace por cualquiera de los procedimientos 

 descritos en la nota anterior. 



lada por ellos; pero para sacar partido de ella no se contentó con la 

 disposición del exitador móvil, sino que la modificó empleando una 

 luz naturalmente monocromática, colocada delante de los prismas 

 del aparato de alumbrado, y que, por consiguiente, entraba directa- 

 mente en el microscopio sin necesidad de descomponerse en aqué- 

 llos Consiste esta luz en un mechero de Bunsen, en el seno de cuya 

 llama se introducen dos trozos de piedra pómez impregnados de clo- 

 ruro de sodio, que comunican á la llama el color amarillo caracterís- 

 tico de este metal y la hacen prácticamente monocromática. Este me- 

 chero se fija en el trayecto de la radiación del cadmio y entre los 

 prismas y el microscopio. Cuando el mechero está apagado, la luz 

 ultra-violeta pasa libremente al microscopio por encima del extremo 

 superior de aquél, y cuando está encendido y cortada la corriente 

 eléctrica, el microscopio se alumbra con luz amarilla de sodio. Una 

 Uamita de gas que arde constantemente en la boquilla del mechero, 

 permite encender éste con solo abrir la llave de gas. La combinación 

 de esta llave con el interruptor de la corriente verifica el cambio de 

 una luzá otra sin necesidad de alterar la posición de los demás ele- 

 mentos del aparato de alumbrado (A. Kohler, «SwinglesEinstellver- 

 faharen fur die Mikropotographie mil ultraviolettem Licht>, 1907. 



La disposición de Kohler es muy práctica y cómoda; pero sólo es 

 aplicable en los laboratorios adonde hay gas. Cuando no lo hay, se la 

 sustituye, bien con una lámpara eléctrica ordinaria, bien con una 

 lámpara Nerts, provistas siempre de uno de los vidrios monocromá- 

 ticos que recientemente ha puesto á la venta la Vidriería Científica 

 de Jena y que pueden adquirirse de cualquier fabricante de micros- 

 copios y accesorios. El soporte de la lámpara se monta sobre una 

 corredera para poder intercalarla rápidamente en el trayecto de los 

 rayos de alumbrado. 



