- 443 - 



que contrarrestaría el exceso de presión que obra en el ex- 

 tremo del tubo D C, resultando, en su consecuencia, que en 

 realidad á la columna de agua de mar Q D hace equilibrio 

 toda la 



16000 + 64/ — D 



y convirtiendo estas alturas de mercurio en las que le co- 

 rresponden para el agua de mar, aparecerá que: 



iQoc:i 1—0,0001797/ , 



a = m . 13,251 h 



1 - 0,0004954 / 



2B'D ,^^^, 1 - 0,0001797/ 



1 6000 + 64 / — D 1 — 0,0004954 / 



expresión que permite calcular en cada caso el valor de a en 

 función de m, teniendo en cuenta todo género de correccio- 

 nes y convirtiendo el mareómetro descripto en un aparato 

 de precisión muy superior á la conseguida con los demás 

 mareógrafos. 



5. — Consideraciones acerca de la importancia que debe darse 

 á las correcciones por temperatura y presión. 



Habría de aplicarse á las observaciones de los mareógra- 

 fos ordinarios, para hacerlas comparables con las que pro- 

 porcionan los de mercurio, una corrección por temperatura; 

 pero mucho más compleja que la buscada por nosotros, 

 toda vez que habría de tenerse en cuenta el aumento de 

 volumen del flotante y su consiguiente mayor emergencia; la 

 dilatación de la cadena que le sustenta y la del cordón, 

 generalmente metálico, que hace avanzar ó retroceder el 

 lápiz. 



A esas correcciones habría de agregarse otra muy impor- 



