- 444 — 



tante que depende de la gran inercia de los mecanismos que 

 constituyen los mareógrafos ordinarios y que falsea, en can- 

 tidades de importancia, las indicaciones mareográficas; pu- 

 diendo citar, en apoyo de esta afirmación, que las observa- 

 ciones hechas en el Instituto Geográfico, en mareógrafos 

 nuevos y perfectamente engrasados, llegaron á acusar, como 

 más adelante detallaremos, errores de algunos centimetros en 

 las indicaciones del nivel de las aguas. 



No es que pretendamos que se empleen los mareógrafos 

 de mercurio, introduciendo en ellos toda suerte de correccio- 

 nes, incluso las de graduación y dilatación de las reglas en 

 que se hicieren las lecturas, y las que en sí llevan las alturas 

 de los meniscos, como tampoco censuramos que no se tomen 

 en cuenta las correcciones que hemos enunciado y otras que 

 por especificar quedan, que á los mareógrafos ordinarios se 

 refieren. Tan sólo queríamos hacer notar que el aparato des- 

 cripto puede considerarse como de gran precisión, ya que las 

 cantidades que en él juegan, cabe determinarlas en todos 

 los casos con extremada aproximación, toda vez que se trata 

 de densidades de líquidos muy estudiados, tales como el 

 agua y el mercurio, las cuales pueden conocerse por el estu- 

 dio de las temperaturas variables á que se hallen; estudio 

 que da directamente los volúmenes y densidades, sabiendo de 

 antemano lo que unas y otras valen á la temperatura inicial 

 de O" y el coeficiente de dilatación de las diversas substancias 

 que entran en la composición del aparato; y en cuanto á la 

 corrección por la presión barométrica, basta con una aproxi- 

 mación grosera, dada directamente por el aparato, en el valor 

 de D, para obtener resultados sobradamente satisfactorios. 



Si entráramos en este camino y le siguiéramos, tratando de 

 tomar en cuenta los efectos del calor, los de la presión atmos- 

 férica y la compresibilidad del mercurio y aun la del agua, 

 etcétera, etc., utilizando los estudios que acerca de estos pun- 

 tos abundan, llegaríamos, sin duda alguna, á fijar todas las co- 

 rrecciones que las indicaciones del aparato habían de exigir; 



