- 447 — 



que obra; los efectos del calor sobre la rueda que da movi- 

 miento al cordón del lápiz y los que sobre este mismo cordón 

 produce; los errores en la colocación del lápiz y del papel y 

 los propios del movimiento cronométrico; añadiéndose á to- 

 dos éstos, y á otros que por brevedad omitimos, el muy consi- 

 derable debido á la inercia mecánica de tan pesado sistema- 

 Si cada una de estas causas de error hubiera de tenerse 

 en cuenta, sería tarea interminable determinar una sola 

 cota del nivel del mar, y siguiendo el camino de procurar eli- 

 minar la mayor cantidad de errores que se pueda por el modo 

 de ser de los aparatos de medida, nos parece conveniente el 

 uso de los nuevos mareógrafos, menos erróneos é incompa- 

 rablemente más baratos, dejando encomendada á la multipli- 

 cidad de las observaciones la eliminación de los errores. 



Así, pues, al establecer un mareógrafo de sifón en una lo- 

 calidad determinada, dejándose de enojosos cálculos y de mi- 

 nuciosas observaciones, creemos que debe asignarse un valor 



.oocri 1 — 0.0001797/ 



constante para el numero 13.251— — procuran- 



^ 1 — 0.0004954 / 



do tomar el promedio de los que verosímilmente pueda tener, 

 haciendo lo propio con la corrección que en sí llevan las pre- 

 siones barométricas. 



6. — Cálculo aproximado de las correcciones para los 

 mareómetros y mareógrafos del Mediterráneo. 



Explicado el principio en que se fundan los mareógrafos 

 de sifón, y deducidas las fórmulas que permiten calcular la 

 influencia que en sus indicaciones puedan tener, tanto los 

 cambios de temperaturas, como los de las presiones baromé- 

 tricas, funciones directas estos últimos de las oscilaciones del 

 nivel de las aguas del mar, procede desde luego, al tratar 

 de aplicar aquellos aparatos á las costas de España, estudiar 

 cuáles son los valores que en ellas tienen esos diversos fac- 

 tores que acabamos de enumerar, y cómo los cálculos que 



