- 456 



ERRORES En altura. 



En volúmenes 

 por ICK) ce. 



P^ i Por visual defectuosa 0,1 mm. Aq. ó Hg. 0,01 ce. 



LjQ lectura... ,-. . . , , , 



' Por variación de la 



forma del menisco. 0,1 mm. Aq. ó Hg. 0,01 ce. 



Por diferencia inobservada de tem- 



1"C 

 peratura (variación corres- 

 pondiente en la presión del gas 

 y del vapor de agua entre 10 y 

 20" C, sometido á la presión me- 

 dia de 710 mm. en Madrid) 0,17 mm, Hg. 0,024 ce. 



Por variación inobservada de la 



altura barométrica -^ mm .... 0,05 mm. Hg. 0,007 ce. 



Total 0,051 ce. 



es decir, de media milésima, partiendo de un volumen ini- 

 cial de 100 ce, valor que concuerda con los resultados de la 

 práctica. 



Si introducimos estos valores en la fórmula antes indi- 

 cada, tendremos: 



í + 0,102 



2 \ + 0.034 

 // = -- (Cont- 2 C0.)4-J^ 



3 i — 0.034 



-0.102 



es decir, que si el volumen de hidrógeno no es mayor de 

 0,1 ce, valor que, referido al volumen del grisú (unos 9 ce), 

 representa un contenido de 1,1 por 100, podría darse el caso 

 de terminar el análisis eudiométrico sin sospechar la exis- 

 tencia del hidrógeno, si los errores cometidos no han lle- 

 gado á compensarse más ó menos parcialmente. 



Igual inconveniente habríamos encontrado haciendo la 

 combustión lenta por medio del tubo capilar de platino, se- 

 gún Drehschmitd. Mayor exactitud para la determinación del 



