- 462 — 



un par de veces á través del tubo con paladio para enfriarle 

 por completo, evitándose así, además, el calentamiento exce- 

 sivo del agua de la envolvente (si no es de circulación). 

 Hecho esto, y al terminar el segundo pase, se dejan todavía 

 algunos centímetros cúbicos de agua en la pipeta P, para 

 evitar que, por una contracción imprevista, pase agua de 

 esta pipeta al tubo con paladio; y cuando se ve que el gas 

 que hay en la bureta no se contrae más, entonces se hace 

 pasar el resto del gas á ésta, haciendo la lectura definitiva. 

 Respecto al modo de hacer las correcciones de temperatura 

 y presión, ya hablaré en otra nota al ocuparme del análisis 

 eudiométrico del grisú. 



De las precauciones que hay que observar para obtener 

 resultados exactos y comparables, he de decir lo siguiente: 

 en primer término, hay que determinar el volumen del espa- 

 cio vacío del tubo de paladio, y para ello recomienda Hempel 

 elevar 91" su temperatura, al mismo tiempo que, cerrado por 

 un extremo, comunica por el otro con una bureta auxiliar gra- 

 duada llena de agua; como el aumento de volumen del gas de 

 9 á 100° C, es de un tercio de su contenido, y en cambio, el gas 

 medido en la bureta auxiliar está á la temperatura ordinaria, su 

 volumen es sólo Vi x Vs de el del tubo, ó sea Vi del volumen 

 de éste. Para hacer la determinación por este medio, es ne- 

 cesario que el tubo con paladio esté perfectamente seco, cosa 

 no siempre fácil de disponer en cualquier instante, si ha sido 

 ya usado. Por esta causa, y por el error que siempre produce 

 la desigualdad de temperatura entre las distintas partes del 

 tubo, empleo de preferencia el siguiente método en que ope- 

 ro á temperatura constante y presión variable. Para ello, el 

 tubo de paladio ha de estar exento de gases ocluidos, lo cual 

 es fácil de conseguir haciendo pasar por él, mientras está 

 caliente á 100", una corriente lenta de aire, ó" tres ó cuatro 

 veces el contenido de la bureta llena de aire hasta que no se 

 observe en él contracción; hecho esto, se substituye el agua 

 caliente del vaso por agua á la temperatura de la habitación. 



