— 639 — 



16. — Algunas reglas prácticas para establecer 

 los mareómetros. 



Una vez instalado el mareómetro, desprovisto de agua y 

 mercurio, en el lugar que ha de ocupar, comiénzase por echar 

 este último líquido por la rama del tubo en U que comunica 

 con la atmósfera, y soldando al tubo de plomo, situado en 

 la parte más alta del sifón, otro de la misma substancia, ó 

 enchufando perfectamente en él uno de caucho, provisto de 

 espiral de alambre, para evitar las deformaciones, se hace 

 una fuerte aspiración, que produce la subida del agua y del 

 mercurio y carga el aparato; pudiéndose emplear para hacer 

 esa succión cualquier bomba aspirante, incluso las más ba- 

 ratas, ordinariamente usadas, que nosotros hemos empleado 

 frecuentemente en la carga de mareómetros. 



Evidente es que la entrada del aire por el enchufe del tubo 

 de cristal con el de plomo debe estar perfectamente impedi- 

 da, y que todo cuanto esmero se ponga en conseguir esta 

 obturación no es baldío, siendo de recomendar la precau- 

 ción de establecer en torno de ese enchufe una tacilla de cinc, 

 cuyo eje sea el propio tubo de cristal, y en el interior de la 

 cual queden los bordes del enchufe, que de esta manera po- 

 drán tenerse constantemente sumergidos en un líquido cual- 

 quiera, que complete la obturación ó denuncie la falta de ella. 



Machacando el extremo del tubo de plomo de carga, en 

 una extensión de unos cuantos centímetros, cortándole des- 

 pués con un cortafríos y soldando de seguida el corte plano 

 que resulta, quedará el mareómetro en disposición de fun- 

 cionar. 



Hemos dado, en su correspondiente lugar, todas las fór- 

 mulas y correcciones que á este aparato se refieren, y con 

 arreglo á ellas puede el observador escrupuloso proceder sin 

 dificultad alguna á determinar la escala que al maieómetro 

 establecido corresponda; pero, en la generalidad de los casos, 

 preferible es hacer una determinación directa de ella. 



