640 



/i' 



M 



Para esto, como quiera que el calor aquí, como siempre, 

 es el encarnizado enemigo de las observaciones precisas, en 

 día cuya temperatura sea próximamente la media de la loca- 

 lidad en que el mareógrafo se establece, se procederá en la 



forma que á continua- 

 B' ción se indica. 



Fijo el mareómetro 

 M, figura 6."\ se encor- 

 vará algo el extremo 

 del tubo que luego ha 

 de entrar en el mar y se 

 ajustará á su boca otro 

 bien vertical, AB, de 

 pequeño diámetro, en 

 el que previamente se 

 hayan trazado señales 

 divisorias, de decíme- 

 tro en decímetro, ó á 

 cuyo lado haya una re- 

 O \ gla graduada, y se irá 



echando agua de mar 

 en él, haciendo las lec- 

 turas correspondientes 

 en una escala C, ado- 

 sada al tubo indicador 

 del mareógrafo y divi- 

 dida en milímetros. 



De ese modo se ob- 

 tendrá una serie de 

 equivalencias entre decímetros de agua y milímetros de 

 mercurio que, á poco esmerada que sea la construcción del 

 mareógrafo, serán casi iguales y darán una serie de valores 

 para la escala, cuyo promedio se aceptará como bueno. 



Cuando las condiciones locales no permitan establecer el 

 tubo AB suficientemente bajo, puede recurrirse al expedien-. 



) 



Fi¿.6. 



B 



