- 642 — 



aparecía muy sucio, la otra superficie y la rama en que ésta 

 se movía se hallaba cual el primer día que el mareómetro se 

 instaló. 



Los gastos que la instalación de un mareómetro de esta 

 especie puede ocasionar son insignificantes, y en testimonio 

 de ello, aducimos que el coste y establecimiento de él as- 

 cienden á unas cincuenta pesetas. 



17.— Mareómetros de cubeta. 



Al estudiar la teoría de los mareómetros de cubeta lo hici- 

 mos sirviéndonos de la figura 2, que indica nno de los tipos 

 más sencillos que pueden construirse: AB, representa en 

 aquélla un tubo de cristal á cuyo lado ha de ponerse una 

 escala graduada; BCD, es un tubo de fundición, ensanchado 

 en la parta D de la cubeta, y H, otro tubo de plomo al que 

 sólo falta en la parte superior un tubito adicional, por el que 

 ha de efectuarse la carga, en la forma que hemos explicado, 

 al describir los mareómetros de tubo en U. 



Todo el aparato estará montado sobre una tabla fija en la 

 pared, y los detalles que se refieren á obturación de enchu- 

 fes, procedimiento teórico ó experimental para la gradua- 

 ción, etcétera, etc., son idénticos á los ya indicados en este 

 escrito precedentemente, con toda minuciosidad. 



Otra variedad de los mareómetros de cubeta es la repre- 

 sentada en la figura 7, reproducción exacta, en pequeña es- 

 cala, de un aparato ya construido y ensayado por nosotros. 



En un tablero provisto de las correspondientes cabeceras 

 para mantenerle algo alejado de la pared en que ha de col- 

 garse, hállase sujeto un tubo barométrico, de 3,5 milímetros 

 de diámetro interior, que llega cerca del fondo de una ancha 

 cubeta de 75 milímetros de radio. La tapa de esta cubeta, 

 formada por dos semicírculos de madera, que en ella encajan, 

 tiene, á más de la abertura por la que entra el tubo ya refe- 

 rido, otra distinta, por la que penetra un termómetro, que 



