— 646 — 



hasta que rebose el líquido, en el cual caso se tapará el ex- 

 tremo M herméticamente, soldando á él un disco de plomo, 

 y después se abrirá el extremo del tubo H. 



Aunque la obturación del tubo que va al mar, por los de- 

 pósitos que el agua produce, puede evitarse, tanto en éste 

 como en los demás mareómetros y mareógrafos, con el ex- 

 pediente de que hablaremos, al describir los medimareóme- 

 tros, aun sin recurrir á él, puede retrasarse durante muchos 

 años efectuando cada mes una limpieza de su interior. 



Con este fin hemos supuesto que existía el depósito de 

 agua L y el tubo que le pone en comunicación con la cubeta, 

 porque bastaría llenar bien de aquel líquido ese depósito y 

 abrir la boca K para que se precipite por el tubo de plomo 

 una violenta corriente, que limpiará el interior del tubo de 

 plomo, debiendo efectuarse esta operación con algún cuida- 

 do, echando cubos de agua en el depósito, á medida que se 

 gasten, para que no llegue á quedar en el aire la boca A' y á 

 descargarse el sifón. 



18.— Mareómetros de máxima y mínima. 



Para ciertos estudios, tales como los que deben prece- 

 der al proyecto de todo puerto, es de tanta ó mayor impor- 

 tancia, que la determinación del nivel medio de las aguas, el 

 conocer las situaciones extremas que la superficie del mar 

 alcance, y en estos casos pueden prestar excelentes servi- 

 cios los mareómetros de máxima y de mínima. 



No es tarea difícil adaptar los mareómetros de sifón á estas 

 nuevas exigencias, y entre los varios expedientes á que pu- 

 diera recurrirse, indicaremos dos que, á nuestro juicio, de- 

 bieran emplearse simultáneamente para obtener mayores ga- 

 rantías de acierto. 



Consiste uno de ellos en adaptar á la boca del tubo de 

 plomo de los mareómetros ordinarios que penetra en el mar, 

 una sencilla disposición, análoga á la descrita en la figura 9, 



