- 648 — 



porque actuando entonces el peso P, empuja el vastago C á 

 la esfera A de la válvula, y, no funcionando ésta, deja libre 

 salida al agua excedente. 



Claro es que, para los mareómetros de mínima, en que no 

 se debe permitir la entrada del agua en el tubo TT (fig. 10), 

 cuando aumenta la presión exterior, el mecanismo adoptado 

 ha de diferenciarse del descrito. La válvula A (fig. 10) que- 

 da entonces fuera de la extremidad del tubo, y de ella par- 

 ten dos cuerdecillas, m y n; la primera sirve para sujetar un 



Fi^. 10. 



T T 



flotante, F, que siempre convendría emplear, por pequeño 

 ó nulo que se necesite sea su efecto, aunque se usen esfe- 

 ras A de materias poco jiesadas (de vidrio hueco, de ma- 

 dera, caucho, etc.); y la segunda cuerdecilla, n, liga la esfera A 

 con el brazo 5Cde una palanca acodada B,C,D, de cuyo 

 otro extremo parte la cuerda E, que está á disposición del 

 observador. Tirando de esta cuerda el suficiente tiempo, 

 claro es que se conseguirá que el tubo T 7 tome el agua ne- 

 cesaria. 

 No de mayor novedad, que esas sencillas disposiciones, 



