— 650 — 



superior de la cual hay una tacilla, E, en la que se pueden 

 echar varias gotas de mercurio hasta conseguir que, no sólo 

 quede anulado, sino algo superado el esfuerzo ascensional de 

 C por el peso de todo el sistema móvil. La descarga de este 

 aparato claro es que se efectuará elevando á mano la varilla 

 D, y evidente es también que ésta pudiera suprimirse, reem- 

 plazándola por un ligero hilo, sin más que echar en la rama 

 libre del mareómetro otro líquido menos denso que el mer- 

 curio, encima de éste, y ha- 

 ciendo que la válvula que- 

 dara siempre actuando den- 

 tro de ese fluido menos denso, 

 circunstancia que consentiría 

 emplear esferas de diversas 

 substancias, que por sí solas 

 tuvieran el necesario esfuerzo 

 descensional. 



De emplearse las disposi- 

 ciones que primeramente he- 

 mos indicado, para la boca 

 del tubo de plomo que en 

 las aguas está sumergida, ha- 

 brán de limpiarse y renovar- 

 se la válvula y la palanca con 

 bastante frecuencia; así es 

 que, caso de usarse solamen- 

 te uno de los dos métodos que hemos expuesto, creemos 

 preferible el que opera en la rama libre del tubo en U del 

 mareómetro, en la que los líquidos empleados pueden y de- 

 ben estar desprovistos de todo género de impurezas que 

 perjudiquen al buen funcionamiento de las válvulas. 



Fig. 12 . 



19.— Mareómetros con tubo auxiliar. 



Después de lo que hemos indicado acerca de este género 

 de mareómetros, al discutir su teoría, y de las observaciones 



