— 651 — 



que llevamos hechas respecto á los demás tipos de mareóme- 

 tros que hemos descrito, sería pesadez insoportable indicar 

 en qué consisten los mareómetros de tubo auxiliar. Basta 

 echar una mirada sobre la figura 3 y recordar cuanto acerca 

 de ella dijimos, para que podamos omitir nuevas descripcio- 

 nes y detalles. 



En cuanto al método que ha de seguirse para cargar este 

 género de mareómetros, sí conviene indicar que deberá co- 

 menzarse, antes de enchufar el tubo de plomo, por llenar los 

 demás de líquido auxiliar, utilizando uno ó los dos extremos 

 de los tubos en U, procediéndose luego á introducir el mer- 

 curio necesario por la boca á que luego ha de sujetarse el 

 tubo de plomo. Una vez. puesto éste, se efectuará la carga 

 por los medios ya indicados. 



Usando líquidos poco evaporables, tales como los acei- 

 tes grasos, puede en realidad prescindirse por largo tiempo 

 de la corrección que el hecho de evaporarse el líquido auxiliar 

 puede introducir; pero si se emplean líquidos más evapora- 

 bles, ó por exceso de meticulosidad quiere hacerse toda 

 suerte de correcciones, fácil es proporcionarse los necesarios 

 datos para calcularlas. 



Basta para ello colocar al lado del tubo, indicador de los 

 desniveles del líquido auxiliar, otro recto, lleno del mismo 

 fluido y de igual diámetro que aquél, puesto que estando 

 ambos en idénticas condiciones, podrá apreciarse en este 

 último las cantidades de líquido que la evaporación hace 

 perder, estableciendo las relaciones necesarias para de- 

 terminar numéricamente las correcciones que han de efec- 

 tuarse. 



Como quiera que consideramos innecesario recurrir en 

 nuestras costas á tales aparatos, nos abstenemos de desarro- 

 llar algo más este estudio, que pued? hacerse, por otra par- 

 te, introduciendo la influencia simultánea de la temperatura 

 y de la evaporación, siguiendo reglas idénticas ó análogas á 

 las que hemos indicado anteriormente. 



