— 652 



20. Mareómetros para grandes profundidades. 



Ya hemos indicado en qué consiste este género de mareó- 

 metros, reducidos, en su más sencilla expresión, á un tubo, 

 ABC, en U, figura 4:\ cuya rama menor está sumergida en 

 el mar. 



Claro es que esos aparatos lo mismo pueden emplearse 

 para pequeñas que para grandes profundidades; pero tenien- 

 do el inconveniente de no ser fácil la colocación de las cubetas 

 dentro de las aguas, en buenas condiciones, no hemos creído 

 deber darles la preferencia, que aun resulta menos justificada 

 si se atiende á que, para convertirles en aparato de gran pre- 

 cisión, han de introducirse nuevas correcciones. 



Dependen estas correcciones de la evaporación del líquido 

 que se emplee y de su dilatación; pero fácilmente puede 

 determinarse ambas, puesto que bastará colocar al lado del 

 tubo del mareómetro otro del mismo diámetro y que conten- 

 ga la misma cantidad de líquido auxiliar que en aquél existe. 



De esa manera se sabe en cada instante la variación que 

 en su longitud ha experimentado la columna líquida auxiliar, 

 y se poseen suficientes elementos para hacer un cálculo ri- 

 guroso que, aunque en todos los casos de aplicación puede 

 reputarse desde luego como innecesario, no está de más re- 

 cordar, para indicar que este mareómetro, como cuantos he- 

 mos proyectado, puede llegar á ser, si así se desea, un ins- 

 trumento de gran precisión. 



Además, la evaporación del líquido puede evitarse, sin más 

 que adoptar la disposición indicada teóricamente en la figu- 

 ra 4.', y traducida en la práctica por un tubo continuo que, 

 dejando encerrado el liquido auxiliar entre dos largas colum- 

 nas de mercurio, impide las pérdidas por evaporación. 



