- 665 - 



tiplicado por la longitud del péndulo, deducida empleando el 

 cronógrafo ó por medición directa, da la longitud total. 



Para el péndulo astático Wiechert puede utilizarse la fór- 

 mula de este célebre profesor y también la del Doctor 

 C. Mainka, sismólogo encargado de los aparatos en la Esta- 

 ción Sismológica central de Estrasburgo. 



Conforme á ella, si llamamos L á la longitud total, d á 

 la desviación de la aguja, M á la masa del péndulo, A á 

 la distancia del centro de gravedad al punto de suspensión 

 ó altura, p al pequeño peso añadido y s á la separación que 

 existe entre el peso adicional y la vertical que pase por el 

 centro de gravedad, tendremos: 



d.M.A 



/7.s.cos45° 



En los péndulos fotográficos puede adoptarse el procedi- 

 miento del profesor Milne, en cuyo aparato el tornillo poste- 

 rior de su pie lleva un índice del cual T equivale á una in- 

 clinación de 1". Basta, por lo tanto, hacerlo girar 1 ó 2-3° y 

 observar la desviación de la línea, y midiéndola en milíme- 

 tros, divididiendo luego la cantidad obtenida por el número 

 de grados, se halla el valor de la inclinación de 1". 



En los péndulos del tipo Rebeur es preferible determinar, 

 por separado, el aumento y la longitud pendular: ésta averi- 

 guando el período con el cronógrafo; aquél, midiendo la dis- 

 tancia del centro de gravedad de la masa al punto de apoyo 

 ó al centro de la línea que los une y dividiendo por la me- 

 dida obtenida la suma de las distancias entre la rendija de 

 la lámpara y el espejo, y entre éste y el cilindro registrador. 



También es aplicable el sistema al aumento de los péndu- 

 los de registro mecánico, determinando la relación de los 

 brazos de palanca, pero no siendo esto siempre posible, á 

 ejemplo del péndulo de Mainka, el resultado obtenido no 

 es tan exacto. 



