— 669 — 



agujas, resultando un accesorio fácil de construir y muy 

 cómodo (*). 



Con objeto de comprobar el valor dei rozamiento de un sis- 

 mógrafo, suelen recomendar que el cilindro registrador se 

 mueva lo más lentamente posible. No creemos muy práctico 

 el sistema; este factor crece con el aumento de la velocidad, 

 y parece natural medirlo en las mismas condiciones adopta- 

 das para el uso del aparato, fuera de los casos de extremada 

 rapidez, en los cuales el error de las medidas del sinusoide 

 aplastado, figura en que llegan á inscribirse las ondulaciones 

 pendulares, haría inútil semejante determinación. 



No carece de influencia el período del péndulo, según que- 

 da indicado. Siendo muy rápido, como en los verticales, por 

 ejemplo, el rozamiento resulta menor. Por eso, queriendo 

 comparar dos péndulos en semejante respecto, se debería re- 

 ducirlos, de ser posible, al mismo período, ó indicar la di- 

 visión del de cada uno por el cuadrado del número de segun- 

 dos del suyo propio. 



En algunos péndulos italianos se expresa el rozamiento 

 por el que apellidan coeficiente de smorzamento , obtenido 

 mediante la siguiente fórmula: 



=V^' 



en la cual 0^ y 0,^ representan la amplitud de las oscilaciones 

 de la masa p2ndular en dos de ellas, la primera y la última 

 de n sucesivas (**). 



Accesorios á cada punto más importantes, hasta conside- 

 rarlos casi indispensables, son los amortiguadores ó apaga- 



(*) Iinprovemcnts in Seisnwgraphs in vol. XXXIV, núm. 5, 



May 1906. 



(**) Dr. Giulio Pacher. / microsismografi deW Istituto di Física 

 dclla R. Universitd di Padova, p. 50. 



