— 672 — 



tica no ha mucho por el Profesor Omori (*), quien lo ha 

 adoptado á sus péndulos portátiles, incomparablemente más 

 sensibles que los ya anticuados de los célebres sismólogos 

 antes citados. 



También se han empleado como amortiguadores los ima- 

 nes y electroimanes; su uso no se ha extendido gran cosa y 

 tampoco parecen superar á los de aire y á los de líquidos. 



Conviene tratar ahora del aumento verdadero de los sis- 

 mógrafos respecto de un movimiento de determinado pe- 

 ríodo, antes sólo apuntado en general, y para agitaciones 

 que lo tuviesen muy inferior al propio del instrumento. Así 

 resaltarán mejor las innegables ventajas del apagador. 



La fórmula que expresa el aumento real de un movimiento 

 sísmico en función del aparente (**) y de los períodos del 

 mismo y del péndulo, es: 



1 



Ar= — a 



1 _ _I1 (*^*), 



^0' 



de la cual deducimos que si el movimiento tiene un período 

 muy pequeño en relación con el del péndulo, el aumento real 

 se diferencia muy poco del exterior, medido por cualquiera 

 de los métodos citados, aumentando cuando éste crece, hasta 

 el límite T'^ -= T,^-, en cuyo caso Ar= oo, si no lo evitase el 

 rozamiento, etc., y disminuyendo cuando r->- Tq'^. 



Con ello se demuestra, á la par, la conveniencia de que 

 el período de los péndulos coincida, lo más posible, con el 



(*) Diitton Eartlujuakcs.... figuráis 8-11, páginas 75-79. 

 (**) A üiiplex Horizontal Pcndulum Apparatns, in Publ. of tlie 

 E. I. C, núm. 18, páginas 1-3, Pl. 1-11 (Tókyó, 1904). 



^***) U' — — V —, Prof. Wiechert, in Prinzipien 



1 — — 



$.217, 



