I '-W 



— 746 — 



do EDCB empleado y el aire, que, como es sabido, tan rá- 

 pidamente siembra seres microscópicos en los líquidos que 

 con él están en contacto. 



Tanto en estos medimareómetros como en los de Mr. Lalle- 

 mand no es fácil vigilar el diafragma filtrante ni puede ha- 

 cerse su reposición sin desmontar el aparato. Veamos si 

 también, y empleando siempre recursos sencillos, puede 

 hacerse frente á estas dificultades en los mareómetros de 

 sifón. 



No es difícil, en efecto, establecer en la rama libre A (figu- 

 ra 18), de uno de esos aparatos, un diafragma nin, que siem- 

 pre esté más bajo que la posición inferior, que el 

 B A nivel r puede llegar á ocupar y que desempeñará 

 funciones análogas á las que llenaba colocado en 

 el extremo del tubo de plomo. 



Y es claro que no hace falta que precisamente 

 sea el mercurio el que atraviese la substancia 



'S filtrante, porque encima de él se puede echar otro 



líquido estéril, colocar dentro de éste el diafrag- 

 ma y tapar la boca A con algodón esterilizado como exceso 

 de precaución, siendo las presiones transmitidas desde el 

 mar por Ja columna líquida del mareómetro las que deter- 

 minarán, en función del tiempo, la altura con que el líquido 

 auxiliar resulte encima del diafragma. 



Aquí daríamos punto á estas ideas acerca de los medima- 

 reómetros de sifón si no nos asaltara el deseo de describir 

 otro tipo, en que no sigan empleándose más que tubos, más 

 ó menos acodados y de ésta ó la otra substancia, que sirvan 

 de recipiente á uno ó más líquidos, emancipándonos, de esta 

 suerte, del uso de diafragmas filtrantes. 



Uno de esos medimareómetros puede ser el que represen- 

 ta la figura 19, en que ABq?, un líquido auxiliar, puesto so- 

 bre el mercurio de un mareómetro; CE un tubo del mismo 

 diámetro que el anterior y lleno, en su parte ED, del mismo 

 líquido que aquél contenía; F una escala, que puede utilizar- 



