- 747 - 



se para hacer las lecturas de las posiciones de las superficies 

 de nivel en ambos tubos, y GG un sifón de tubo capilar, con 

 más ó menos curvaturas, para dificultar la trasvasación del 

 líquido y que entra á rozamiento duro en los tapones CC, 

 provistos éstos, además, de otros pequeñísimos orificios que 

 permitan la entrada y salida de aire. 



Se comprenderá sin dificultad que la teoría de estos apa- 

 ratos es la misma que la de los medimareómetros, cuya base 

 son las substancias filtrantes, toda vez 

 que, á cada fase del nivel del agua del 

 mar, corresponde otra simultánea y pro- 

 porcional de la superficie A, mientras 

 que las oscilaciones de ésta determina- 

 rán otras en el nivel D, que se efectua- 

 rán con cierto retraso por las dificultades 

 que el tubo G opone al paso del agua, 

 así como el diafragma filtrante transfor- 

 maba los movimientos de las mareas en 

 otros de reducida amplitud. 



En resumen; el fin que se persigue con 

 estos medimareómetros, cual su nombre indica (medidores 

 de las mareas medias), es determinar el nivel medio diurno 

 de las aguas del mar por una simple lectura, y pueden y 

 deben considerarse como una variedad de los llamados, no 

 con gran propiedad, mareógrafos totalizadores, que á conti- 

 nuación examinamos, y que son, en cuanto á los resultados 

 que proporcionan, intermediarios entre los mareómetros, 

 que sólo dan, por cada lectura, la situación que en aquel 

 instante tienen las aguas del mar, sin dejar huella material 

 alguna de sus indicaciones, y los mareógrafos propiamente 

 tales, que inscriben una curva, resumen de todas las indi- 

 caciones que proporcionan, de cuyo estudio se deducen ele- 

 mentos suficientes para conocer en cada instante la situación 

 que el mar tenía. 



