751 — 



Aceptando este número y para a el valor de 45°, por 

 ejemplo, resultará que la componente de adherencia valdrá 

 unos 50 gramos, y otros tantos la de tracción sobre la cuer- 

 da C, habiendo de aumentarse á esta componente el peso de 

 las varillas huecas de aluminio o-^' y resultando una tracción 

 para la cuerda ó alambre que, seguramente, no excederá 

 de 200 gramos. 



Aun cuando la cuerda PC sola y el flotante P pesaran 

 otros 250 gramos, resultará que la masa que ha de moverse, 

 PcovRr', será la correspondien- 

 te á medio kilogramo, y sus efec- 

 tos de inercia podrán despreciar- 

 se desde luego sin poderse com- 

 parar jamás á los que se desarro- 

 llan en el mareógrafo de Reitz. 



Ofrécense, desde luego, al dis- 

 curso de cualquiera, infinitas va- 

 riaciones que el aparato descripto 

 puede experimentar, sin que re- 

 sulte alterado su esencial modo 

 de ser, y, solamente como ejem- 

 plos, citaremos el suprimir, cuan- 

 do haya miedo ó excesivo peso, 

 las varillas o- ^', reemplazándolas 

 por guias, entre las que resbale el 

 contador, directamente sujeto por 

 la cuerda, así como el poderse reeemplazar el cono por otras 

 superficies, ó bien por un disco rotatorio paralelo á la direc- 

 ción g g', etc., etc. 



Otro totalizador más barato aún que el precedente y más 

 práctico, á juicio nuestro, es el que representa la figura 21. 



Aparece en ella la inevitable rama libre del mareómetro A, 

 el flotante 5 y la polea C, montada en una armadura, sujeta 

 á la boca del tubo. Pasa por esa polea el cordón DD, de 

 cuyo extremo derecho pende un delgado tubo de cristal EE, 



a 



