- 754 



Tanto este mareómetro totalizador, como el precedente, 

 tienen el defecto de no indicar cuáles sean los máximos y 

 mínimos valores que las alturas de las aguas tomen; datos 

 ambos de gran importancia para las aplicaciones prácticas 

 de esos aparatos. Pero ese defecto puede subsanarse fácil- 

 mente, bastando para ello colocar un cilindro H (fig. 21), gi- 

 ratorio á voluntad, sobre el que se arrolla una hoja de papel 



cuadriculado, en la que 

 traza la pluma ó lápiz n, 

 sujeto al sifón por el brazo 

 r, una ordenada mn, que 

 indica las situaciones ex- 

 tremas del nivel del mar. 

 Cada veinticuatro horas, 

 en la generalidad de los 

 casos, se moverá á mano 

 el cilindro H, y escribien- 

 do en el trazo que á cada 

 día corresponda la lectura 

 del contador ó del frasco 

 G, quedarán condensadas 

 en una hoja, en la forma 



F/^. 23. 



que la figura 23 expresa, todas las observaciones que á un 

 mes correspondan. 



Ese mismo cilindro puede emplearse para la graduación 

 experimental de los aparatos, observando á cada posición de 

 n la lectura que da el contador ó el gasto que el sifón efec- 

 túa, y formando una tabla de dos columnas en que consten 

 los resultados, que servirá después para el cálculo de cotas. 



La medida del agua que el frasco G contenga se hará va- 

 liéndose de probetas graduadas, con las que fácilmente se 

 aprecian cuartas partes de centímetros cúbicos, y el diáme- 

 tro del sifón puede elegirse del tamaño conveniente, con 

 arreglo á la mayor ó menor precisión que en las observacio- 

 ciones trate de conseguirse. 



