- 768 - 



tes durante algunos segundos de hora en hora y, por menos 

 tiempo, todos los minutos. 



Aunque las dimensiones de todo el instrumento, fuera de 

 su masa, sean bastante modestas, pues el robusto arma- 

 rio vidriado que le cobija no mide más de 186 centíme- 

 tros de altura por 176 de longitud y 138 de fondo, se pue- 

 den obtener períodos completos oscilatorios de 15 segun- 

 dos, correspondientes á longitudes pendulares de 56 metros, 

 á lo que se une su considerable aumento de 100 á 300 

 veces (*). 



En la reciente Asamblea, primera general Sismológica, ce- 

 lebrada en el Haya á fines de Septiembre del pasado año, tu- 

 vimos ocasión de ver un precioso péndulo astático, también 

 del Profesor Wiechert, y que es una reducción del anterior 

 con algunas modificaciones. Lo construye la acreditada casa 

 de Gótinga Spindler & Hoyer en tres tipos, según sea el 

 peso de su masa, de 80, 125 y 200 kilogramos, con períodos 

 de 4 á 10' en el pequeño modelo y hasta 15^^ en los otros 

 dos y aumentos, de 40, 80 y 160 veces (**). 



3.— Péndulos horizontales de registro mecánico. 



Péndulos de Grablovitz, Omori, Bosch, Hecker, Cancani, 

 Stiattesi, Agamennone, Mainka. 



Los péndulos horizontales ó cónicos permiten obtener ma- 

 yores períodos oscilatorios que los invertidos é incompara- 

 blemente superiores á los que pudieran proporcionar los 



(*) E. Wiechert.— £/n asfafischcs Pcndel hiiher Empfindlichkcit 



Physkalísclies Zeitschrift, 4. J., ni'ini. 28. 



(**) Precios: 350, 425 y 450 Mk., respectivamente, completos, más 

 50 Mk. de embalaje y otros 35 Mk. si se desea el aparato para enne- 

 grecer las bandas y fijarlas, según carta de dichos señores, fechada 

 el 10 Octubre 1907. 



