- 860 - 



Y como ya un péndulo vertical de 25 metros requiere gas- 

 tos considerables de instalación, etc., á no hallarse en circuns- 

 tancias puramente fortuitas y siquiera de un centenar de me- 

 tros resultaría molestísimo, resalta la superioridad innegable, 

 de los péndulos horizontales é invertidos, de los cuales los 

 primeros no pueden registrar, como ya apuntamos, masque 

 una de las coordenadas horizontales en que puede descom- 

 ponerse el movimiento, siendo conveniente instalar dos, uno 

 en la dirección E-W, para registrar la componente A^-5 del 

 movimiento, y otro en la N-S para la E-W. Esta segunda 

 posición es la preferible cuando sólo es posible montar un 

 péndulo, aunque á veces precisa, por otras causas depen- 

 dientes del local, colocarlos en posiciones intermedias. 



Por más, la fórmula indicada en la página 672 sirve tam- 

 bién para deducir la sensibilidad de un péndulo horizontal, 

 puede utilizarse la siguiente, debida al Profesor Omori (*): 



a = L^ .(**), 



r/LNsenl" 



en la que N es igual á la multiplicación del movimiento, ó 

 sea al aumento externo del índice inscriptor, L la distancia 

 del centro de gravedad de la masa al punto de apoyo (ó en 

 los Stiattesi, por ejemplo, á la línea que une ambos puntos 

 de suspensión y apoyo), T al período actual del péndulo 

 horizontal y To al que tendría si el péndulo tuviese la longi- 

 tud L. 



Los péndulos horizontales de registro mecánico más usa- 

 dos actualmente, pertenecen al tipo Grablovitz-Omori, más ó 

 menos modificado, esto es, se derivan del péndulo Gray- 

 Ewing-Milne, aún empleado en el Japón, donde su escasa 

 sensibilidad es á veces una buena cualidad. 



(*) Publicütions Núm. 5, 1901, pág. 5. 



(**) Loga ^2 log 7o-(2 1üg T-y-\ogL \- iog A^ + log sen 1"). 



