— 545 — 



tara que, cuando más bajas estén las aguas, distarán vertical- 

 mente de él 8'",384, y cuando menos, 2"',384. 

 A la oscilación total admitida de 6 m, corresponde próxima- 



mente otra en las superficies de mercurio de ^ 0,"'451, 



13,3 



de modo que sobrará con que tengan 60 centímetros de lar- 

 go las ramas del tubo del mareómetro; pudiendo deducirse 

 de este dato de cálculo que no hay medio alguno de que 

 aquél deje de funcionar aun en las más bajas mareas, puesto 

 que estableciéndole de modo que su parte inferior esté á 

 unos 75 cm. del suelo, la superior no llegará á quedar más 

 que unos 8,384 + 0,75 + 0,60 = 9"', 734 sobre las más bajas 

 aguas. 



Además, se infiere de los números precedentemente calcu- 

 lados que, en bajamar viva, la diferencia de nivel entre la 

 superficie libre del mercurio, y la de las aguas del mar, no 

 llegará ni á 9'",20, pudiendo adoptarse este número, como un 

 límite máximo de los valores de D, en la expresión de las 

 correcciones por presión barométrica. 



Calculando ésta, tomando valores medios entre los extre- 

 mos que para t, B' y D resultan realmente en Santander, 

 cual antes lo efectuamos para Alicante, obtendremos: 



D =^m 



B' = 750 



t = W 



p 2 DB; ^ 9000 _ Q,„. ^3. 



16000 + 64/ — D 16954 



y como para esa temperatura de 16" corresponde, en las 

 tablas que hemos calculado, la escala 13,318, resultará una 

 corrección media por presión barométrica de unos: 



+ 7 



mm 



