- 549 - 



luego restamos para determinar p m, base de todo el cálculo. 

 Evidentemente la cantidad buscada: 



xD = qD ~ xq; 



y claro es que siendo qD lo que hemos llamado a y qx =- 

 = v/7, 



xD = a —vp; 



luego con restar de los valores de a, calculados como ya in- 

 dicamos, el de la lectura hecha en la rama del tubo en 6''que 

 sigue hasta el mar, obtendremos la cota deseada. 



9. - De algunas correcciones que pueden despreciarse 



desde luego. 



Habrá quien observe que hemos prescindido, en cuanto 

 precede, de los errores que puedan producir los meniscos 

 que el mercurio pudiera formar en las dos ramas del tubo en 

 u, y así ha sido ciertamente; pero como en cuanto los tubos 

 tienen de 2,5 á 3 cm. de diámetro interior, las depresiones 

 que en sí llevan esos meniscos desaparecen, y de 3 cm. ó 

 más pueden ser los tubos empleados en los mareómetros, no 

 hay para qué ocuparse de estas depresiones. 



Además, aun cuando existieran esos meniscos por usar 

 diámetros inferiores, como influyen próximamente en el mis- 

 mo sentido en ambas ramas, al hacer la resta de ambas lec- 

 turas, el mareómetro está en el mismo caso que el baróme- 

 tro de Gay-Lussac, en el que generalmente se admite la com- 

 pensación de esos errores, que, por otia parte, si en ello hay 

 gusto, puesto que no existe conveniencia ni necesidad, pue- 

 den estimarse, tomándose el trabajo de medir las flechas de 

 ambos meniscos y usando la conocida tabla de Delcros. 



Tampoco hemos mencionado las correcciones que las lec- 

 turas han de sufrir por la influencia de la temperatura en las 



