- 554 - 



11.- Conversión de las lecturas mareométricas en cotas. 



Para deducir de esos valores de a los correspondientes á 

 las cotas del mar, observaremos que tomando el plano omnp 

 como superficie de comparación, las diversas cotaspv', pv"... 

 son los resultados de las restas/;' y' — pp',p" v" — pp"— 

 pudiendo escribir en general: 



c = a — pp = a — 00 



a2 



/?2 



y aquí conviene observar que eligiendo á r suficientemente 

 pequeño con relación á R, pueden construirse mareómetros 



r- 

 en que esa corrección oo' — sea completamente desprecia- 

 ble. 



En uno de los mareómetros de cubeta que hemos construí- 

 do, tiene ésta un diámetro de 150 mm., mientras que es de 3,5 

 el del tubo en que se leen las oscilaciones y con arreglo á 

 éstos datos: 



_£!_ — J¿1 — _L_ 

 R' " 150-' ~ 1837 ' 



de modo que, aun cuando oo' llegara á valer 0"',5, resultaría 



05 

 una corrección despreciable de ' — O'", 0003, pudiendo 



18,37 



adoptarse los valores de a como cotas, con la plena seguri- 

 dad de que jamás se llega á cometer por esto un error de 3 

 décimas de milímetro en el nivel deducido para el agua. 



12. -Aumento de la escala por medio de tubos auxiliares. 



De la expresión general: 



