— 743 - 



Puede introducirse en este aparato multitud de variaciones 

 que nada de lo substancial alteren, y entre ellas cabe la de 

 aplicar á las corrientes el sistema del puente de 



Weahstone, siendo iguales las resistencias de 



ñ¿ 



-.16. 



¿ 



los dos brazos fijos, yqpx la variable que ha ^ 

 de medirse y R'q'p'R' la. usual caja de resis- 

 tencias. 



Aún se podría simplificar la aplicación de ese 

 sistema haciendo móviles las chapas q, substitu- 

 yéndolas por un flotante q" (fig. 16), y reducién- 

 dose la parte p'q'rs de la estación receptora á 

 un simple tubo lleno del líquido resistente y con 

 una de las dos rodajas móviles, que se llevaría á ocupar 

 la necesaria posición para obtener la equivalencia de resis- 

 tencias eléctricas buscada. 



24.— Medímareómetros. 



No conocemos más medimareómetro que el del eminente 

 geodesta, Mr. Lallemand, autor de la primera teoría acerca 

 de tales aparatos que, gracias á su baratura, se han extendi- 

 do rápidamente por Francia y por Italia. 



Recordemos que, en principio, consiste ese medimareó- 

 metro en un tubo de fundición, que se introduce verticalmen- 

 te en el agua del mar y que en su extremidad inferior lleva 

 un tabique ó diafragma poroso, que deja salir y entrar el 

 agua en aquél difícilmente, siendo la cantidad de ésta que 

 existe en el tubo función del tiempo en que ha estado pene- 

 trando ó saliendo, de la porosidad del diafragma y de las al- 

 turas que el agua exterior ha tomado. 



Recordemos también que la altura que el agua toma en el 

 tubo se mide introduciendo en él una sonda cubierta de pa- 

 pel, sensible á la acción del agua del mar, y aparecerán ya 

 los dos principales defectos que, en nuestra opinión, tiene el 



