- 911 



XLVI. — Estudio comparativo de los instrumeiitos 

 más usados en Sismología. 



Por Manuel- M.'' S. Navarro (S. J.) 



Hasta ahora sólo ha construido dos ejemplares: uno de 100 

 kilogramos y 85 veces de aumento, cuya masa es un bloque 

 de arenisca y está provisto de apagamiento de aire (*), y el 

 otro de 375 kilogramos con 120 de aumento y apagamiento 

 de aceite de vaselina, destinados, por acuerdo de la Comisión 

 permanente, en el reciente Congreso Sismológico del Haya, 

 el primero á la Universidad de San José de Beyrut (Siria), 

 bajo el cuidado del P. B. Berloty, S. J., y el segundo á Reij- 

 kavik (Islandia). 



En ambos modelos, de los que á mediados de Septiembre 

 último habia ya encargados seis para otras tantas estaciones 

 sismológicas alemanas, el mecanismo multiplicador inscrip- 

 tor consiste en un segundo péndulo de cañas y otros mate- 

 riales excesivamente ligeros. 



Otro tipo de péndulos horizontales lo constituyen aqué- 

 llos en que las masas se hallan rígidamente unidas á los 

 puntos de suspensión y de apoyo por medio de una robus- 

 ta armazón metálica, derivándose así del péndulo fotográ- 

 fico del Dr. Von Rebeur-Paschwitz, en el que nos ocupa- 

 remos más adelante. 



En Mayo y Diciembre de 1896, montó el Profesor A. Can- 

 ean!, en el Observatorio de Rocca di Papa (cerca de Roma), 

 un par de colosales Von Rebeur, con 5,25 metros de distan- 

 cia entre el punto de suspensión y el de apoyo, y 2,70 me- 

 tros entre la línea que une ambos y el centro de la masa, sim- 



(*) Dr. C. Mainka, Kurze Uebersicht... Ss. 15... 20. Fig. 14... 226. 



