- 921 — 



bien, se nota en las citadas márgenes una línea blanca, re- 

 sultado del eclipse parcial de luz producido por el minutero 

 de un reloj Waltham, provisto de una laminita de mica enne- 

 grecida, al pasar entre uno de los bordes de la abertura de 

 la caja y el foco luminoso. 



Una gran caja de caoba protege al instrumento contra la luz 

 difusa y las corrientes de aire, y una gran mesa, con un pe- 

 queño pilar y una habitación ordinaria, bastan para instalarlo, 

 circunstancias favorables que, unidas á ser de manejo bien 

 sencillo ateniéndose á las instrucciones que le acompañan, han 

 influido, y no poco, en su difusión, á pesar de sus defectos. 



Uno de ellos, y no el menor, aunque sea el más fácil de 

 corregir, es la velocidad tan escasa del papel sensible, con 

 la cual es imposible el intentar medir los períodos de las dis- 

 tintas ondas que se presentan en los terremotos, dato so- 

 bremanera importante, no menos que el tiempo en que han 

 acaecido las distintas fases, en el que, aunque se hallen 

 datos con una décima de milímetro de aproximación, ésta no 

 puede pasar de la décima de minuto, cifra que no correspon- 

 de á lo que hoy se exige. 



Además, el gasto en papel sensibilizado, reactivos, etc., es 

 muy considerable para una velocidad tan pequeña, y el ma- 

 nejo de esas tiras enormes no ha de resultar nada cómodo. 



Para remediar estos defectos, ideó el Profesor Milne, en 

 1903, emplear como receptor un cilindro de un metro de 

 circunferencia que gira en cuatro horas, avanzando seis mi- 

 límetros cada vuelta. Gracias á este medio, se realiza una 

 economía notable, se evitan molestias y se obtiene una velo- 

 cidad de 25 centímetros por hora, algo escasa, pero que ya 

 permite determinar los períodos en los movimientos no muy 

 rápidos (*). 



(*) Precio, 70 ^^— Cronógrafo, 23 ;^.— Gasto anual del papel 

 sensibilizado, 5 £.- Constructores: el citado Mr. Munro y la Cam- 

 bridge Scientific instrument» C.° Ltd. 



