— 922 — 



El período que se recomienda con estos péndulos para 

 que las observaciones sean fácilmente comparables, es el 

 de 15 segundos, siendo su aumento externo, determinado 

 por la relación entre la distancia de la laminita de mica por- 

 ta rendija al centro de la masa y del de dicho último punto 

 al de apoyo, de solo siete veces, motivo por el cual su sensi- 

 bilidad no es comparable á la verdaderamente exquisita de 

 los Von Rebeur y sus modificaciones, y aun resulta inferior 

 á los Omori ordinarios y á los Stiattesi. 



También carece de amortiguador, de modo que manifiesta 

 gran tendencia á entrar en franca oscilación con su propio 

 período, y á continuar moviéndose, una vez recibido el im- 

 pulso, al cesar éste; así, según Milne, una separación de la 

 línea de reposo de 7 milímetros debe hacerlo oscilar por ocho 

 minutos, si se halla en estado de poder funcionar bien (*) 



Componente vertical. 



Aunque la componente vertical, sobre todo en los terre- 

 motos lejanos, no presente la intensidad de los horizontales, 

 y muchos observatorios geodinámicos, entre los que se cuen- 

 tan no pocos de gran importancia, carezcan de instrumentos 

 capaces de registrarla, como su estudio encierra no poco in- 

 terés y está llamado á dar mucha luz sobre algunos puntos 

 de la historia de nuestra tierra, creeríamos no llenar el cua- 

 dro que nos hemos propuesto no tratando de ella. 



Los instrumentos destinados á su estudio pudieran divi- 

 dirse en tres tipos principales, según que la masa actúe so- 

 bre una lámina flexible, un muelle espiral ó uno de los bra- 

 zos de una balanza. 



Hoy, el más extendido de todos, es el del Profesor G. Vi- 



(*) On the instalation.... p. 



